144 Hegau d et Fouilliand : Regulateur electru-thermique. XX, 2, 



II. Mode de regulation. 



Description. — Le regulateur est la piece eapitale et delicate 

 dune etuve. 



Dans notre memoire de 1900 (5), nons avons fait connaitre 

 sommairement im certain nombre de types de 

 P^''^ /\ regulateurs electro-thermiques. Un seul de ces In- 



struments, ä la suite d'une pratique de trois anneesi 

 a realise completement et au dehx les esperances 

 que nous avions mises en liii des le debut. Nous 

 le decrirons aujourd'lmi avec plus de details , en 

 indiquant les perfectionnements divers que nous 

 Uli avons fait subir et les particularites de fonc- 

 tionnement qu'une experimentation prolongee nous 

 a revelees. 



Dans son modele le plus simple, qui est aussi 

 le plus convenable pour des etuves a cultures, ce 

 regulateur se compose (fig. 3) d'un tube en verre 

 AB CD recourbe en forme d' CT. La partie ^i?, 

 ou ampoule, est relativement large et a paroi tres 

 mince. La partie B CD est etroite et a paroi 

 epaisse. A la partie inferieure de l'ampoule est 

 soudee une poclie O. La paroi du tube epais est 

 traversee par deux iils de platine de quelques 

 B dixiemes de millimetre de diametre , places en 



regard Tun de l'autre. L'un de ces fils E est 

 recourbe dans Taxe du tube , et son extremite 

 ;pl Ig Interieure pointue est dirigee vers le coude 6'; 



l'autre F est droit. Le regulateur est complete- 

 ment clos ; apres son remplissage, le constructeur a 

 ferme par soudure les extremites de la poche G 

 C et de l'ampoule. L'ampoule AB contient de 



3. l'hydrogene pur et sec dont la pression fait equi- 



libre ä une colonne de mercure egalement pur et 

 sec occupant la partie i?Ci) du tube. Au-dessus du mercure, dans 

 la Itranclie C'2), il y a le vide barometrique. Lorsque le regulateur 

 est vertical et ä la temperature ordinaire (15*^) par exemple , le 

 niveau inferieur du mercure dans la brauche BC est au-dessus 

 du fil E. 



