146 Regaud et Fouilliancl: Regulateur electro-thermique. XX, 2. 



Conuexions. — Les connexions du regulateur avec le circuit 

 electrique servant au cbaufFage peuveut etre etablies par le con- 

 structeur de deux fagous differentes. Le regulateur peut etre : 

 1^ en Serie, 2^ en derivation par rapport au fil de chautfe. 



1^ Regulateur en serie. C'est le cas le plus simple 

 (scbema, fig. 4). Soieut A et B les deux conducteurs de la canali- 

 sation qui fouruit le couraut electrique , « et /> les points de rac- 

 cordement k la eanalisatiou des fils allant a l'etuve, CC le fil de 



A 



B 



A 



A 



^ 



r\ 



} 



A 



Je 



cbauffe. Uu des fils de platine F du regulateur est relie ä la 

 canalisation ; lautre fil de platine E est relie k l'une des extremites 

 du fil de cbauft'e ; l'autre extremite du fil de cliautfe, a la canalisa- 

 tion, Le radiateur C C et la colonne de inercure du regulateur 

 sout donc en serie ; le courant de cbaufte traverse le regulateur ; 

 il passe dans le radiateur quand il y a contact entre le fil de platine E 

 et le mercure, et cesse de passer quand le contact cesse. A cbaque 

 Interruption , il se produit une etincelle entre la pointe du fil de 

 platine E et le mercure. 



