XX, 2. Regaud et Fouilliand: Regulateur electro-thermique. 149 



contact cesse brusqueraent eutre le fil de platine E et le merciire 

 (niveaii ^", fig. 6). 



Des lors, le courant ne passe plus daiis le radiateur et l'atmo- 

 spbere de l'etuve se refroidit de la peripherie au centre ; le refroi- 

 dissement gagne Tliydrogene du regulateur et le mercure remonte 

 dans la branche B C, jusqu'au contact du fil de platine E (niveau Jl, 

 %• 6). 



A ce moment le courant est retabli. Desormais, et jusqu'a ce 

 qu'on arrete le fonctionnement de l'etuve, le cycle des memes pbeuo- 

 meues recommeucera indefiniment ; l'interruption du courant aura 

 lieu automatiquement et periodiquement par le jeu du regulateur, 

 toujours a la meme temperature. 



Pour des raisons qui seront expliquees ulterieurement, la tempe- 

 rature toujours la meme, ä laquelle a lieu l'interruption du courant, 

 est un peu plus elevee que la temperature , egalement toujours la 

 meme, ä laquelle a lieu le retablissement. II y a donc un eeart, 

 d'ailleurs tres minime, entre la temperature d'interruption et la tem- 

 perature de retablissement. Si on observe les temperatures maxima 

 et minima donnees par le thermometre , on constate generalement 

 que la temperature maxima est atteinte un peu apres l'interruption 

 et que la temperature minima est atteinte un peu apres le retablisse- 

 ment ; il y a donc entre les temperatures extremes donnees par le 

 thermometre, un ecart sensiblement constant, et un peu plus grand 

 que l'ecart existant entre les temperatures d'interruption et de 

 retablissement. Le laps de temps qui separe deux interruptious 

 consecutives , celui qui separe l'interruption du courant de son re- 

 tablissement, etc. sont sensiblement constants. 



Si au lieu de prendre la temperature de l'air , on prend celle 

 d'une petite quantite d'eau, contenue dans un tube a essai pres du 

 regulateur, le thermometre reste invariable (ä j\y^ de degre pres); 

 la temperature qu'il indique correspond a la moyenne des tempera- 

 tures de Fair. 



Lorsqu'on interrompt le courant en dehors de letuve, et quapres 

 une Interruption d'une duree quelconque on le retablit, le regulateur 

 fonctionne de nouveau exactement a la meme temperature que la 

 premiere fois , et il en est toujours de meme quels que soient le 

 nombre et la duree des arrets. 



2^ Degre d' inclinaison du regulateui-. — La pres- 

 sion de l'hydrogene reuferme dans l'ampoule du regulateur depend 

 aussi de la ditference verticale de niveaux, c'est-a-dire de la hauteur 



