XX, 2. Regaud et Fouilliand: Regulateur electro-thermique. 151 



branche B C s'abaisse , atteint la jjointe du fil E, se rapproclie du 

 coude C, jusqu'au moment oü une bulle d'hydrog^ne passera dans 

 la branche CD, ce qui obligera l'operateur 5i remettre le regulateur 

 en etat de fonetionnement. 



Pendant ce mouvement d'inclinaison, taut que le Hl E toucbera 

 le mercurc, on pourra faire passer le courant dans le radiateur, et 

 chauffer Tetuve h une temperature d'autant plus basse qu'une incli- 

 naison i)lus prononcee aura rapprocbe davantage la surface du mer- 

 cure de la pointe du fil E. Lorsque la surface du mercure toucbera 

 juste la pointe du fil i?, la temperature d'interruption du courant 

 sera exactement celle du laboratoire, et des que le fil E et le mer- 

 cure auront cesse de se toucber , le courant ne pourra passer que 

 lorsque la temperature du laboratoire se sera elle-meme abaissee. 

 II resulte de tout cela que, par Tinclinaison du regulateur, on possede 

 le moyen de regier l'interruption automatique du courant h une 

 temperature aussi basse qu'on veut, pourvu qu'elle soit superieure a 

 Celle du laboratoire et que, en redressant le regulateur, on peut 

 elever la temperature d'interruption jusqu'ä un maximum qui est 

 atteint lorsque l'instrument est dans la position verticale. 



Pratiquement decoule de la la regle suivante pour le reglage 

 d'une de ces etuves : le regulateur ctant vertical, faire passer le 

 courant et surveüler la temperature; des que le thermometre, 

 place ä cöte du regidateur , marque la temperature voulue, in- 

 cHner le regulateur jusqu'ä ce que le courant ne jmsse plus. 



3 " R e p a r t i t i n du mercure e n t r e 1 a poche et 1 e 

 tube. — La poche (r .peut contenir quelques centimetres cubes de 

 mercure. On comprend aisement (pie , si on la vide completement 

 dans la branche E C\ on eleve le niveau du mercure, et par con- 

 sequent la temperature maxima a laquellp le regulateur peut fonc- 

 tionner, et inversement. 



Des trois facteurs dont depeud la temperature d'interruption 

 du courant et que nous venons d'etudier, le premier (variations de 

 la temperature de l'hydrogene) est automatique et on l'utilise pour 

 maintenir constante la temperature ; les deux derniers agissent ä la 

 volonte de l'operateur et sont utilises pour elever ou abaisser jusqu'au 

 degre voulu la temperature de l'etuve. 



Tel que nous venons de le decrire , ce regulateur interrompt 

 le chauffage brusquement et en totalite. 11 est facile cependant de 

 lui faire interrompre le chauffage progressivement et incompletement, 

 d'une maniere comparable a ce qui se passe dans une etuve 



