152 Regaud et Fouilliand: Regulateur electro-thermique. XX, 2. 



chautfee par une flamme de gaz , que le regulateur diminue mais 

 u'eteint pas. 



II suftit pour cela d'employer un regulateur possedaut, au lieu 

 dun seul fil de platine E^ plusieurs fils de platiue plantes au-dessous 

 Tun de lautre et tres rapproches , et de relier ces fils de platine 

 ä autant de circuits distinets disposes en paralleles. Povir des etuves 

 a cultures, nous n'avons pas trouve qu'il soit notablement avantageux 

 d'employer ce dernier dispositif, qui a rinconvenieut de compliquer 

 la construction, surtout lorsque le regulateur est monte en derivation 

 par rapport au radiateur. Un seul circuit de chauffe , dans lequel 

 le courant est periodiquement interrompu en totalite est süffisant 

 pour maintenir les oscillations d'un tliermometre tres sensible dans 

 les limites d'un degre, la temperature moyenne restant, bien entendu, 

 tont a fait constante. 



Seiisil)ilite. -■ — La sensibilite de ce regulateur depend de 

 divers facteurs intervenaut dans la construction de liustrument. 



II y a lieu de distinguer deux modes de sensibiUte d'un tel 

 regulateur : la rapidite avec laquelle l'instrument rcagit aux varia- 

 tions de temperature de l'atmosphere de l'etuve , et la valevr de 

 la denivellation du ynercure pour une varfation de tempera- 

 ture de 1^. 



1^ Le regulateur reagit d'autant plus rapidement aux varia- 

 tions de temperature, que les echanges de calories s'efl^'ectuent mieux 

 entre l'atmospliere de l'etuve et l'hydrogene. Les echanges de ca- 

 lories s'effectuent d'autant mieux que la paroi de l'ampoule a hydro- 

 gene est plus mince, et que la surface de cet ampoule par rapport 

 k son volume est plus grande. La minceur de l'ampoule a, comme 

 contre-partie, la fragilite. Le rapport entre la surface et le volume 

 de l'ampoule est minimum lorsque celle-ci est splierique ; il grandit 

 lorsqu'on lui donne la forme d'un cylindre de faible section et de 

 grande hauteur; il est encore plus grand lorsque la surface de 

 l'ampoule est cannelee. 



Pour un regulateur donne, la rapidite de reaction depend encore 

 de la Position de Tinstrument dans l'etuve et de la distance qui le 

 separe du radiateur. II Importe de remarquer aussi que les indi- 

 cations fournies par le tliermometre, abstraction faite des qualites et 

 des defauts de cet Instrument, dependent de la position (ju'on lui 

 donne par rapport au radiateur et au regulateur. 



