XX, 2. Regautl et Fouilliaiul: Kegulateur electro-thermi(|ue. 155 



(ce qiü est tres facile) rendre le cliniiffage electrique aussi economi- 

 que qii'uu autre quelconque, en angmentant l'athermam'iU des parois. 

 Ce resultat est trautant plus aise a obteiiir qu'on peut employer 

 dans la constrnction dos appareils des materiaiix niaiivais conducteurs 

 de la clialeur, sans avoir ä se preoccuper de leur combiistibilitö. 



Les parois de la graude etuve (fig. 1) soiit coustituees par 

 deiix epaisseurs de bois leger, ime coiielie d'uuate (ou de plume) 

 dans riutervalle, et nn revetement Interieur \ itre. Le meuble, peint 

 en noir, est cire exterieurement. Dans ces conditious, lorsque Fatmo- 

 spliere intrrieure est cliauftee a 31)'^, la clialeur est inappreciable 

 sur la paroi exterieure et la deperdition de chaleur est tont n fait 

 miniuie. 



Cette etuve possede un double Systeme de portes : des portes 

 interieures, a coulisses, au nombre de six,' sur trois rangs, et vitrees 5 

 des portes exterieures, ä charniere, pleines ou vitrees. Les portes 

 exterieures etant ouvertes, on peut n'ouvrir qu'une seule des six 

 portes a coulisses, celle qui correspoud a l'objet que Ton veut in- 

 troduire ou retirer. 



Les etuves plus i)etites (iig. 2) sont entierement vitrees sur les 

 quatre faces laterales ; il y a sur cliaque face deux vitres separees 

 par un Intervalle de deux centimetres. Ces etuves peuvent etre 

 recouvertes d'un manteau en feutre, tixe ou mobile, qui augmente 

 l'athermaneite et met, dans les cas oü c'est necessaire , l'iuterieur 

 de l'etuve dans l'obscurite. 



La grande etuve (fig. 1) possede un dispositif de Ventilation 

 consistant en une paire de grilles (J, /) et une paire de cheminees 

 {D, D). Grilles et cheminees sont ouvertes ou termees h volonte. 



Anienaj^ement interieiir. — Dans les petites etuves (tig. 2) 

 il n'y a pas de rayonnages. Le planclier est constitue par une 

 plaque metallique percee de trous (pour le passage de l'air chaud 

 proveuant de la partie du radiateur sous-jacente au plancher) ; le 

 regulateur est supporte i)ar le plancher; la tige qui sert a Tincliner 

 et k le redresser, se termine exterieurement par un bouton (C), 

 qu'on tourne dans un sens ou dans l'autre, pour le reglage. 



Daus les grandes etuves, il y a six (ou huit) rayons metalliques 

 perces de trous, mobiles sur des cremailleres metalli(iues. Ces rayons 

 sont legerement evides sur leurs bords qui correspondent aux spires 

 du radiateur. 



Le regulateur est »suspendu par son milieu au niuyen d"une 

 fourche fixee au plafond. Le courant arrive en Ä- un commuta- 



