156 Regaud et Fouilliand: Regulateiu' electro-tlierinique. XX, 2. 



teur B permet de linterrompre , et d'eclairer ou uon la lampe 

 rheoscopiqiie N. 



Lampe rheoscopi«xue. — Sous ce uom, uoiis designons uue 

 petite lampe de faible voltage, suseeptible d'etre intercalee dans le 

 circuit de cbautfe, soit au moyeu du commutateur B (fig. l), soit 

 par pression sur un boutou exterieur B (fig. 2). Aiusi intercalee, 

 cette lampe s'allume lorsque ie courant passe dans le radiateur et 

 s'eteiut ä chaque Interruption automatique : on se sert de cette lampe 

 non pour eclairer l'interieur de l'etuve, mais pour operer la regula- 

 tion ; son extinction avertit que le contact a cesse entre le fil de 

 platine E et le mercure (fig. 3). L'eclairage est assure par une 



lampe electrique ordinaire {M, 

 ■^ W ^ w .^^ fig. 1). 



Coupe circuit automa- 

 tique (J, fig. 1). — Ce petit 

 instrument (fig. 8) est con- 

 stitue par un bout de tube a 

 essai, en verre mince, etrangle 

 pres de son extro'mite close. 

 Au-dessus de I'etranglement 

 est un bouchon de paraffine 

 (B) , fusible au degre auquel 

 doit fonctionuer le coupe cir- 

 cuit. Ce bouchon de paraf- 

 fine Supporte une petite quan- 

 ^- tite de mercure (A) dans lequel 



plougent deux fils de fer (jui 

 traversent le boucbon de caoutchouc du tube. Les fils de fer 

 sont intercales sur le circuit de cliaufte. Le mercure etablit le con- 

 tact. Lorsqu'une cause accidentelle quelconque eleve la temperature 

 de l'etuve au-dessus du degre de reglage, la paraffine fond, le mer- 

 cure tombe dans la boule (C), et le courant ne passe plus. 



Ce petit instrument evite ainsi completement les accidents de 

 surchaufi'age qui pourraient etre nuisibles aux cultures. 



IV. Resultats pratiques. 



Nous devons considerer les resultats obtenus : 

 vue des qualites de la temperature Interieure : — 

 vue de la depense d'electricite. 



I^ au point de 

 2° au point de 



