XX, 2. Reg'aud et Fouilliand: Regulateur electro-thermique. 157 



1*^ Qualite de la temperature interieure. — On doit 

 demander :i iine etuve les qiialites suivantes : 



A. Co)istance de la temperature moyenne en im 'point donne ; 



B. Ecart periodique cmssi petit qice possihle de part et d'autre 

 de kl moyenne; 



C. Homogerieite de la temperature dans les diverses regions. — 

 A) La temperature moyenne en iiii point donne sera indi(iuee par 

 un bon thermometre gradue en dixiemes de degre , dont la cuvette 

 plonge dans une masse deau suftisante (25 cc par exemple) pour 

 que sa capacite calorique rende insensible au thermometre les faibles 

 variations de temperature de l'air ambiant. 



La fixite de la temperature moyenne, e'est-a-dire son maintien 

 au meme degre indefiniment , est evidemment une fonction du regu- 

 lateur. Cette fixite est realisee lorsque le mercure et l'hydrogene 

 employes dans la construction de cet instrument sont parfaite- 

 ment purs. ^ > 



Avec un regulateur bien construit, la temperature moyenne 

 reste iudefiniment fixe, a la condition , bien entendu, qu'on n'ait 

 pas modifie la position du regulateur soit directemeut (en le redres- 

 sant ou en rinclinant) soit indirectement en changeant de place 

 l'etuve , si eile repose sur une surface (table, plancher) imparfaite- 

 ment horizontale. 



B) Tandis que la temperature moyenne precedemment definie 

 reste fixe, la temperature de Vair, donnee par un thermometre 

 egalement gradue en dixiemes de degre, suspendu dans l'air, subit 

 des variations periodiques. Elle oscille de part et d'autre d'une 

 temperature moyenne, et ces oscillations ont une amplitude egale. 



La cause de ce ijhenomene reside avant tout dans la discon- 

 timnte'du cliauffage. Lorsqu'il n'y a qu'un seul circuit de chautfe, 

 lui-meme sous la dependauce du regulateur , le courant est alter- 

 nativement interrompu et retabli, d'oü variations notables de tempe- 



') Lorsqu'il reste dans le regulateur, apres sa fermeture, un peu 

 d'oxygene, ce gaz se corabine peu ä peu ä l'hydrogene, avec formation de 

 vapeur d'eau , d'oü resulte une diuiinution lente du volume du gaz de 

 Tauipoule, et une ascension progressive de la temperature ä laquelle le 

 courant est interrompu. L'elevatiun de la temperature tinit d'ailleurs par 

 s'arreter. En refroidissant alors fortement ipar un jet de chlorure de 

 methyle ou d'acide carbonique liquide, par exemple) l'ampoule du regula- 

 teur sorti de Tetuve, on voit la vapeur d'eau furmee se condenser sous 

 forme de buee dans l'ampoule ä hydrogene. 



