158 Regaud et Fouilliand: Regulateur electro-thermique. XX, 2. 



ratiire au voisinage du radiateur. variations qui se trausmetteut au 

 regulateur et au tliermometre. 



Comme d'autre part la surface de chaufte (peripberie de l'etuve), 

 le regulateur (centre de Tetuve) et le tbermometre occupent dans 

 l'atmosphere de l'etuve des emplaeements differents separes par des 

 distances plus ou moins grandes , les variations de te?npe?'ature 

 entre le radiateur , le thermometrc et le regulateur ne sont pas 

 transmises instantanemeiit. 



Negligeons Templacement du tliermometre et ne considerons que 

 les emplaeements du radiateur (peripberie) et du regulateur (centre 

 de Fetuve). Lorsque le regulateur vient d'interrompre le courant, 

 le ül metallique du radiateur commeuce imraediatement a se refroidir : 

 le refroidissement progresse de la peripberie vers le centre de l'etuve, 

 et n'atteint l'bydrogene du regulateur qu'un certain temps apres la 

 cessation du contact. Lorsque l'bydrogene du regulateur s'est re- 

 froidi suftlsamment, le contact est retabli dans le regulateur, et le 

 courant passe de nouveau dans radiateur. Celui-ci s'ecbauffe, et le 

 recbautfement progresse de la ixTipberie au ceutre de l'etuve, atteint 

 au bout dun certain temps l'bydrogene du regulateur, et ensuite le 

 courant est de nouveau interrompu. Bref, il y a dans l'etuve uue 

 succession d'ondes de refroidissement et de recbautfement qui cbe- 

 minent alternativement entre le radiateur et le regulateur. II ne 

 peut donc pas y avoir coincidence constante entre les temperatures 

 de Fair au voisinage du radiateur et au voisinage du regulateur, et 

 il est absolument impossible de supprimer l'ecart des temperatures 

 indiquees par le tbermometre , quelle que soit la position qu'on 

 donne a ce dernier. Mais il Importe de reduire cet ecart au, 

 miuimum. 



L'amplitude de Fecart depend elle-meme de plusieurs conditious. 

 La sensibilite du 1'egidateur, la. sensibilite du thermometre, la 

 distance separant le radiateur, le regidateur et le thermometre, 

 Vabsence ou la jjresence de corps (par exemple des ballous pleins 

 de liquide) possedant uue grande capacite calorique, la tempera- 

 ture propre du radiateur et sa capacite calortque, le coefflciejit de 

 deperdition de l'etuve, etc., influent sur la valeur de cet ecart. 

 Nous avons fait des experiences qui demontrent avec precision la 

 part de cbacun de ces facteurs dans ce pbenomeue complexe ; nous 

 ne les rapportons pas , pour ne point allonger saus necessite ce 

 memoire. 



En pratique, V ecart en question peut etre reduit ä quelques 



