XX, 2. Regaud et Fouilliand: Regulateur electro-thermique. 159 



dixiemes de degrc, meme 'pour de grandes etuves comme celle qiii 

 est representee i)ar l;i fig. 1. Voici le resultat obtenii daus uue 

 experience avec l'une de ces etuves. 



31 Mars 1901. — Teraperature du laboratoire : 17"5*^. — Tem- 

 perature moyenne de ratmosi)here Interieure de l'etuve: .S7'9^. — 

 Consommation electrique : 170 watts (1 amp. 46X116 volts, 5). 

 Duree de la periode comprise entre deux retablissements successifs 

 du coui'ant: 4' 50", se decomposaiit en: temps de passage du 

 couraiit 2', et temps d'interruption 2' 50". Ecart periodique des 

 temperatures , dans l'air: O'ö''. Interruption a 38°, retablissement 

 du courant a 37*8*^. Apres l'interruption , le tbermometre (place 

 a cote du regulateurj monte encore jusqu'ä 38*2°; apres le reta- 

 blissement, il descend encore jusqu'ä 37*7°. 



Dans uue etuve chautfee par une flamme exterieure, avec inter- 

 position d'une quantite considerable de liquide entre les deux parois 

 metalliques , l'ecart periodique des temperatures de l'atmosphere de 

 l'etuve n'existe pas , ou tout au moins est imperceptible avec un 

 tbermometre ordinaire. Cela tient ä ce que le regulateur (regulateur 

 ä membrane) agit en augmentant ou en diminuant lentement la 

 quantite de gaz brüle, par consequent en proportionnant exactement 

 le nombre des calories produites au nombre variable des calories 

 perdues. Si Ton tenait absolument ä posseder une etuve electrique 

 dans laquelle les ecarts en question seraient tres reduits , on pour- 

 rait recourir a Tun des moyens suivants : 



a) Adjonction ä l'etuve, construite comme Celles que nous venons 

 de decrire , d'un agitateur d'air (ventilateur a helice). L'agitation 

 permanente de l'atmospbere de l'etuve supprimerait la cause d'ecart 

 resultant de la distance qui separe le radiateur du regulateur et du 

 tbermometre ; 



b) Decomposition du radiateur en deux circuits distincts , dont 

 un serait independant du regulateur (chauftage permanent) et l'autre 

 sous sa dependance (chautfage interraittent). Le cbautfage perma- 

 nent doit etre insuffisant pour amener ä lui seul l'atmosphere de 

 r etuve au degre voulu, mais il doit Ten rapprocher le plus possible ; 

 comme la depense calorique d'une etuve est extremement variable, 

 ä cause des ditferences de temperatures exterieures , de l'ouverture 

 plus ou moins frequente des portes, etc. il faudra qu'on puisse faire 

 varier (par exemple au moyen d'un rheostat), la quantite de chaleur 

 degagee par le circuit permanent. Dans une teile etuve, le courant 



