160 RegaudetFouilliand: Regulateur electro-thermique. XX, 2. 



intermittent aurait pour röle presque exclusif d'assiirer la regulation 

 en compensant des pertes minimes de calories. 



c) Interposition d'une double paroi avec manchon liquide. II 

 serait alors preferable d'iutroduire le radiateur dans le liquide de 

 la double paroi. Pour aunihiler les effets düs a la distance qui 

 separerait la surface chauflante du regulateur ä mercure et hydrogene, 

 il serait avantageux de supprimer celui-ci et de profiter, pour la 

 regulatiou, des variations volumetriques du liquide enferme daus la 

 double paroi (celle-ci etant inextensible , et pouvant etre close her- 

 metiquement). L'un de nous (16) a fait construire des appareils 

 chautfes et regles par ce procede, et dont la precision est tout ä 

 fait remarquable. 



Eu pratique et pour les besoins habituels de la culture bacterio- 

 logique , la suppression du minime ecart thermique de quelques 

 dixiemes de degre est tout ii fait inutile, d'aiitant plus que cet ecart 

 n'est appreciable que dans Fair, et que la temperature d'une masse 

 quelconque mise dans Vctuve (tube ou hallon de cidture , par 

 exemple) est absolument invariable. 



C — L'homogeneite de la temperature dans les diverses regions 

 de l'etuve est, par rapport aux deux precedentes, une qualite de 

 second ordre : il est raoins important , en effet , que deux places 

 n'aient pas tout a fait la meme temperature, pourvu que leur tem- 

 perature soit connue et qu'elle ne varie pas. Nous nous sommes 

 cependant efforces de realiser Thomogeneite du chauffage a quelques 

 dixiemes de degre pres , dans toute l'etendue de Tespace utilisable 

 des etuves, par une repartition convenable, d'ailleurs experimentale- 

 ment determinee, du fil de chautfe. 



2*^ Consommation d'electricite. — La consommaüon d'elec- 

 tricite est proportionnelle au coefficient de deperdition de la paroi., 

 ä la difference des temperatiires exterieure et interieure, et au 

 renouvellement de l'air. 



Voici des exemples pratiques , relatifs aux deux etuves des 

 fig. 1 et 2. 



i^*" exeinple. Grande etuve. ol Mars 1901. Temperature 

 exterieure 17'5^, interieure o7*9*^. Consommation: 170 watts (1 amp., 

 46X116 volts, 5). 



Duree de la periode comprise entre deux retablissements suc- 

 cessifs du courant 4' 50", se decoraposant en : temps de passage du 

 courant 2' et temps d'interruption 2' 50" (raoyenne de 10 obser- 

 vations consecutives). 



