162 Regaud et Fouilliand: Regulateur electro-thermique. XX, 2. 



Dans la petite etuve (fig. 2) , toujours daus les conditions de 

 rexemple cite, le radiateur degage en iine heure : 



115 X 0-56 X 3-600 X 0-6 oo oo > 

 q cal. = j;y7 == 33-33»>. 



L'etuve perd donc 33*336 calories par lieure. Sa surface exterieure 

 etaut de 9*722 qcm, cbaque eeiitimetre carre perd '^s-^ = 3*43 cal. 

 par heure. 



Dans ces conditions, la difFerence des temperatures exterieure 

 et Interieure est de 19". 



Par consequent le coefficient de deperdition calorique, c'est-ä- 

 dire le nombre de calories perdues par l'unite de surface , dans 

 l'unite de temps, pour une ditference de temperatures de l" est 

 plus de deux fois plus considerable daus le cas de la petite que 

 dans le cas de la grande etuve. 



Avantages des etuves electriques. — Les avantages des 

 etuves que nous venons de decrire sont ji considerer au triple point 

 de vue de la commodite , de la precision et de la depense de 

 fonctionnement. 



Au point de vue de la commoditc , les etuves chautfees par 

 des flammes (gaz , petrole , etc.) ne soutiennent evidemment pas la 

 comparaison avec des etuves electriques : la proprete , la securite, 

 Tautomatisme et la rapidite dans la mise en marcbe sont le precieux 

 avantage de ces dernieres. 



La p7^ecision comporte , ainsi que nous l'avons dit , la fixite 

 de la temperature moyemie et la reduction au mmimum des 

 ecarts periodiques. Les regulateurs actuellement employes dans les 

 etuves a gaz , a notre connaissance , ne permettent pas une tempe- 

 rature moyenne rigoureusement fixe, pendaut un temi>s indefini, parce 

 que ces Instruments portent en eux-memes des causes de dereglage 

 spontane (deformations lentes de pieces metalliques ou autres , pour 

 certains d'entre eux ; — encrassement du au gaz d'eclairage, etc.). 



Notre regulateur, au contraire , (lorsqu'il a ete convenablement 

 construit et qu'il n'est pas traverse par un courant capable d'user 

 le fil de platine au niveau duquel ont lieu les alternatives de con- 

 tact et d'interruption) est susceptible de fonctionner indefininient 

 a la meme temperature. — Quant aux ecarts periodiques , ils sont, 

 nous l'avons vu , inevitables , mais peuvent etre reduits a quelques 

 dixiemes de degre dans l'air. Parmi les regulateurs ä gaz , les 



