XX, 2. Kegaud et Fouilliand: Regulateur electro-thermique. 163 



regulateiirs de d'Arsonval, ä membraiie, adaptes ä des etuves ä gaz 

 a double paroi limitant un espace plein de liquide hermetiquement 

 clos, permettent, il est vrai, de supprimer tont ecart periodique de 

 teraperature. Nous avons coustruit uu regulateur electriciue tres 

 simple fonctionnaut d'apres le meine principe (lö). 



Quant ji la depense de fonctionnement, c'est lä, en apparence, 

 un obstacle a la diffusion des etuves electriques. En realite la 

 depense est subordonnee au prix de revient de l'energie electrique, 

 si different actuellement suivant les localites. 11 Importe d'ailleurs 

 de remarquer que, si le prix de revient de la chaleur provenant de 

 la transformation de l'energie electrique est eleve, eette chaleur peut 

 eire, par contre, idilisee integndement, ce qui n'est pas le cas, 

 bieu au contraire, de la chaleur produite par des flammes exte- 

 rieures. En outre, dans le cas du cbauffage electrique interieur, oii 

 peilt ttugmenter facUement, et presque autant qu'on le desire, 

 V athermaneite des parois. 



Enfin l'automatisme absolu de la regulation et la rapidite du 

 cbauffage (due j\ la faible capacite calorique) permettent autant 

 d'interruptions qu'on le veut dans le fonctionnement d'une etuve 

 electrique , sans qu'on ait k se preoccuper soit d'un nouveau 

 reglage, soit du temps perdu pendant la mise en marche : dans ces 

 conditions , une etuve electrique ne foyictioane que dans la stricte 

 mesure des besoins. 



Nous croyons donc que la kitte dores et deja engagee entre 

 l'electricite et le gaz d'eclairage, pour le cbauffage ä temperature 

 constante des appareils de laboratoire, se terminera fatalement, plus 

 ou moins tot, par la victoire de la premiere. 



V. Revue des travaux anterieurs sur le chauflfage et la 

 regulation electrique des etuves. 



Nous avons donne , dans notre premier memoire (Journ. de 

 Pkijsiol. et de Path. gmer. t. II, 1900, p. 457 et p. 464), l'indi- 

 cation des quelques travaux parus jusqu'alors sur la regulation et 

 le cbauffage electrique des etuves. 



Une interessante note de d'Arsonval (2) nous avait ecbappe. 

 d'Arsonval a realise divers appareils ä temperature constante (etuve, 

 autoclave, couveuse, platine cbauffante) cbauffes par des resistances 



11* 



