166 Regaud et Fouilliand: Regulateur electro-thermique. XX, 2. 



tiou. On peut faire a ce dispositif quelques objections. 1^ L'auteur 

 dit que son regulateur est uu thermometre ä air a pression sen- 

 siblement constante. Or la brauche large etant ouverte dans l'atmo- 

 sphere, les variatious de la pressiou atmosplierique feront varier de 

 plusieurs millimetres le niveau dans la petite brauche, et par suite 

 la temperature variera dans des limites qui depeudront de la capa- 

 cite du reservoir a air, de rinclinaison et du diametre de cette 

 brauche. La formule douuee par l'jUiteur (p. 782) n'est donc pas 

 applicable. 



2 ^ Avec le regulateur de M. Marmier , le courant passe cou- 

 stammeut dans le radiateur. L'intensite du courant est seulement 

 augmentee et dimiuuee par l'interposition ou le retrait automatiques 

 de petites resistances a b^ bc^ etc., placees en tension avec le radia- 

 teur, et qui etaient d'environ 1 ohm chacune dans l'exemple rapporte 

 par l'auteur. Cela est tres bien your compenser des varioit07is 

 mimmes daus la deperdition calorique de l'etuve. Mais supi)Osous 

 que , par suite du fouctionnement normal du regulateur , ä la suite 

 du refroidissement exterieur, par exemple, le mercure remonte en a 

 (se reporter k la figure donnee par M. Marmier) ; dans cette Posi- 

 tion , l'intensite du couraut est au maximum 5 si donc il survient k 

 ce moment une nouvelle cause de refroidissement de l'etuve (ouver- 

 ture des portes , par exemple) le regulateur n'y pourra remedier. 

 Ün effet analogue se produira lorsque le niveau du mercure etant 

 arrive en n l'etuve sera rechauttee par une cause exterieure (tem- 

 perature du local). Par consequent, si Ion veut que le regulateur 

 puisse fonctionner dans des limites assez etendues , et compenser 

 avec une rapidite convenable les ecarts de temperature ([ui , en 

 pratique^ peuvent etre considerables, on sera conduit k intercaler un 

 nombre tres grand de resistances analogues ä ab, bc, etc.: d'oü 

 grande complication de l'appareil , et augmentation des calories per- 

 dues par les resistances additionnelles. 



3^ Les resistances «6, />c, etc. degageut de la chaleur inu- 

 tilisee. 



4*^ Les indications des resultats experimentaux fouruis par 

 regulateur sont insufiisantes. „La temperature est restee rigoureuse- 

 ment constante si on se reporte aux indications du thermometre 

 enregistreur. Elle a varie en realite de 3 de degre si on prend 

 les indications donnees par les enregistreurs electriques places sur 

 rapi)areil." Quehiues details supplemeutaires seraient necessaires pour 

 expliquer ce que ce resultat sommaire a d'obscur et de contradictoire. 



