424 Gelblum: Le luouvement lent du tube de microscope. XX, 4, 



(vis micrometrique). EUes amortissent eii quelqiie sorte la sensibilite 

 du raouvement de la vis. 



Cet inconvenient peut toutefois etre completement evite par le 

 second procede, lequel a pour but 



b) L ' annulation du couple meme. En effet, il suffit 

 pour cela d'opposer au couple — Rq^ un autre couple de meme 

 intensite , de sens contraire et agissant daiis le meme plau , defini 

 par consequent par la relation 



— Rqj^ -\- Ss = (11) 



On le realise pratiquement eu disposant de [l'autre cote de la 



vis micrometrique un contrepoids *§, — voir fig. 1, — faisaut equi- 

 libre au poids du tube. Mais il en resulte un surcroit de poids de 

 l'appareillage mobile, lequel influe egalement d'une maniere defavo- 

 rable sur le fouctionnement de la vis micrometrique. 



On pourrait naturellement se servir , dans le meme but , de la 

 tension d'un ressort. Cette disposition a , du reste , deja regu une 

 sanction pratique k la Maison Leitz, de Wetzlar, qui l'a adoptee 

 pour ses nouveaux modeles de microscopes. 



voir flg. 2. 



.3" n 



Les deux equations d'equilibre se ramenent a 



