60 



zuwenden , und auf welche Weise kann die 

 Vergleichbarkeit der erlangten Resultate ge- 

 sichert werden ? 



B e s h 1 u s s : Untersuchungen über diesen 

 Gegenstand sind den Physikern und den Vor- 

 stehern der Central- und Kormalstationen zu 

 empfehlen, können aber noch nicht in den 

 Ki'eis der regelmässigen Beobachtungen gezogen 

 werden. 



Frage 5: Welche Apparate sind zur Be- 

 obachtung vouBodentemperaturen zu empfehlen? 



In welchen Tiefen soll, zur Erzielung der 

 wünschenswerthen Uebereinstimmung, beobach- 

 tet werden? 



Beschluss: Die Laniont'sche Methode 

 mit der Anwendung einer hölzernen Röhre 

 giebt zuverlässigere Resultate als die Thermo- 

 meter mit langen Rühren, die über den Boden 

 hinausreichen, weil bei letzteren der Einfluss 

 der Metallfassung die Genauigkeit der Reduc- 

 tion beeinträchtigt. Im Jahresmittel heben 

 sich jedoch die Unterschiede nahe auf. Neue 

 Versuche in verschiedenen Ländern sind zu 

 empfehlen zur Entscheidung der Frage , in 

 welcher Tiefe zu beobachten sei. — 



Zum weiteren Studium wird empfohlen das 

 Aufsuchen von Gruppen der Gesteine und 

 Bodenarten, welche sich bezüglich des Ganges 

 der Wärme in denselben gleichartig verhalten. 

 Nähere Details darüber zu ermitteln, wird be- 

 sonders den land- und forstwirthschaftlichen 

 Versuchsstationen empfohlen. — 



Frage 6: Welche Apparate sind zur Be- 

 stimmung der Feuchtigkeitsverhaltnisse der 

 atmosphärischen Luft anzuwenden? 



Beschluss: Obwohl die Mängel des 

 Psychrometer nicht zu verkennen und den 

 Physikern Untersuchungen über die Herstel- 

 lung eines anderen Apparates und einer an- 

 deren Methode für die Bestimmung der Feuch- 

 tigkeit Sehr zu empfehlen sind, kann dennoch 

 das Psychrometer bis jetzt durch kein anderes 

 Instrument ersetzt werden. — Das Haarhygro- 

 meter kann nur dann ohne Gefahr, unrichtige 



Zahlen zu erhalten, benutzt werden, wenn seine 

 Angaben durch Vergleichung mit dem Psyclrro- 

 meter beständig controlirt und seine jedes- 

 malige Correction ermittelt wird, besonders in 

 der Nähe des Sättigungspunktes, wo es leicht 

 zurückbleibt. Nach den Erfahrungen in Russ- 

 land kann der Gebrauch des Haarhygrometers 

 unter den obigen Bedingungen besonders für 

 niedrige Temperaturen empfohlen werden. 



Endlich wären Untersuchungen über die 

 Anwendbarkeit der übUchen Tafeln für Psychro- 

 meter -Reductionen bei feuchter oder sehr 

 trockener Luft sehr zu empfehlen, insbesondere 

 wären auch die Versuche von Herrn Professor 

 Cantoni, denen zufolge die künstlich hervor- 

 gebrachte Bewegung der Luft um das Psychro- 

 meter seine Angaben mit jenen der chemischen 

 Methode in Uebereinstimmung bringt, welcher 

 auch der Feuchtigkeitszustand sei, auch unter 

 anderen klimatischen Verhältnissen zu wieder- 

 holen. 



Frage 7: In welcher Weise kann eine 

 Uebereinstimmung in den Bezeichnungen der 

 Windrichtung erzielt werden? 



Ist die Ableitung der mittleren Windrich- 

 tung nach der Lambert' sehen Formel wün- 

 schenswerth ? 



Sind bei der Vertheilung der Windrich- 

 tungen in der Windrose die sehr schwachen 

 Winde (von der Stärke Oj zu berücksichtigen 

 oder nicht? 



Beschluss: li Die englischen Bezeich- 

 nungen der Windrichtungen sind einzuführen: 

 N = Nord, E = Ost, S = Süd, W = West; 

 2) nur 16 Windesrichtungen in der Windrose 

 anzugeben. In den Fällen von beobachteten 

 intermediären Windesriohtungen wird vor- 

 geschlagen, sie alternirend nach der einen oder 

 anderen Seite zu rechnen. 



Die Anwendung der Lambert 'sehen Formel 

 ist nicht zu empfehlen, dagegen die Häufigkeit 

 und die mittlere Stärke der den verschiedenen 

 Richtungen entsprechenden Winde durch Zahlen 

 anzugeben. Bei der Vertheilung in der Wind- 



