61 



rose sind Winde, deren Geschwindigkeit ge- 

 ringer ist als 1/2 Meter per Secunde, nicht zu 

 berücksichtigen, sondern zu den Windstillen 

 zu zählen. — 



Der Vorschlag des Herrn von Oettingen, 

 die Winde nach Richtung und Stärke unmittel- 

 bar auf die vier Hauptrichtungen zu reduciren, 

 wird als nur für specielle Untersuchungen ent- 

 sprechend angesehen. Es wird empfohlen, die 

 Windrichtung in den verschiedenen Wolken- 

 Bchichten (den Wolkenzug) zu beobachten und 

 zu notiren. 



Frage 8: Welche Scala ist für die Wind- 

 stärken dort, wo keine eigentliche Messung, 

 sondern blos eine Sehätzung derselben erfolgt, 

 anzuwenden ? 



Beschluss: Eine allgemeine Scala für die 

 Schätzung der Windstärke ist noch nicht zu 

 empfehlen, jedoch erscheint es wünsohenswerth, 

 dass man allmälig zur Angabe der Wind- 

 geschwindigkeit in Metern per Secunde über- 

 gehen möge. — 



Frage 9: Ist die Einführung einfacher 

 Zählapparate zur Bestimmung der Windgeschwin- 

 digkeit wünschenswerth '? 



Welche Einheiten sind der Bestimmung der 

 Windgeschwindigkeit zu Grunde zu legen V 



Beschluss: Zu empfehlen ist, die ein- 

 fachen, von Herrn Wild vorgeschlagenen, in 

 der Schweiz, in Baden und Russland bereits 

 in Verwendung stehenden Windstärke-Mess- 

 Apparate sobald als möglich au den Stationen 

 zweiter Ordnung einzuführen. 



Der Congress spricht sich ferner dafür aus, 

 die mittelst Anemometern erhaltene Wind- 

 geschwindigkeit in Metern per Secunde auszu- 

 drücken, und empfiehlt die Anfertigung von 

 Tabellen zur Erleichterung der Verwandlung 

 der in Meter per Secunde, Kilometer per Stunde 

 und englischen Meilen per Stunde ausgedrückten 

 Windgeschwindigkeiten. 



Frage 10: Welche ist die zweckmässigste 

 Form, Grösse und Aufstellung für die Regen- 

 messer ? 



Zu welcher Stunde des Tages hat die Mes- 

 sung des Niederschlages zu geschehen? 



Beschlüsse: Der Congress erachtet es 

 für das Zweckmässigste, allen Regenmessern 

 ein kreisrundes Auffanggefäss von '/lo Quadrat- 

 Meter Fläche zu geben und den Rand dessellben 

 mit einem conisch geformten, ausgedrehten, 

 starken Messingring zu versehen. 



Bei der Aufstellung der Regenmesser ist 

 zu berücksichtigen, dass die Auffangfläohe nicht 

 unter 1 Meter , am besten 1 '/j Meter über 

 den Erdboden zu stehen kommt, damit man 

 in das Auffanggefäss hineinsehen und dasselbe 

 auch leicht abheben könne. Unter allen Ver- 

 hältnissen muss bei den Publicationen der Re- 

 sultate die Entfernung der Auffangfläche vom 

 Erdboden angegeben werdefclyghjii^ie Grösse 

 des Sammelgefässes lässt sich nichts allgemein 

 Giltiges angeben, da sich dieselbe nach den 

 örtlichen Niederschlagsmengen zu richten liat. 

 Jedenfalls aber mviss die Cunstruotion der 

 Regenmesser von der Art sein, dass die Ver- 

 dunstung des gesammelten Regenwassers so 

 viel als möglich gehmdert ist. 



Ue^ierall, wo es geschehen kann, soll die 

 Messung des Niederschlages gleich nach dem 

 Ende des Niederschlages geschehen; ausserdem 

 wird dafür die erste Beobachtungsstunde des 

 Tages empfohlen. Die gemessene Regenmenge 

 ist dann in den Tabellen füi' den voraus- 

 gegangenen Tag einzuschreiben. 



In einer besonderen Rubrik soll wo möghch 

 ausser der Regenmenge noch die Dauer des 

 Niederschlages, in Stunden ausgedrückt, an- 

 gegeben werden. 



Frage 11: Sollen die Regen- und Schnee- 

 tage von einander getrennt, oder gemeinsam 

 gezählt werden? 



Beschluss: Der Congress schlägt vor, 

 dass man in den Beobachtungstabellen in der 

 Rubrik „Bemerkungen" die Art des Nieder- 

 schlages durch die vom Congress festgesetzten 

 Symbole bezeichne, dass man ferner im Monats- 

 Resume die Summe aller Tage mit Nieder- 



