30 Walsem: Praktische Vorrichtungen am Mikroskopstativ. 33,1. 



Praktische Vorriclitungen am Mikroskopstativ 

 bei der Zählung der Bluteleroente. 



Von 



G. C. Tan Walsem 



in Meerenberg (Holland). 



Hierzu eine Textabbildung. 



Die Zäbhuig der Blutelemente wird in bedeutendem Grade zu 

 einer angenehmeren Aufgabe gemacht, wenn man dabei die rechte 

 Hand für die jeweilige Notierung der Zahlen stets frei behält. Dies wird 

 aber nur dann möglich, wenn die unumgänglichen Bewegungen an 

 der Mikrometerschraube sowie die nötigen Verschiebungen am Kreuz- 

 tisch, und zwar an diesem sowohl in der frontalen, als in der sagit- 

 talen Richtung, von der linken Hand ausgeführt werden können. 

 Weiter muß man auf der Forderung bestehen , daß diese , wie be- 

 merkt, in einem dreifachen Sinn auszuführenden Bewegungen nicht 

 nur von der linken Hand, sondern auch von dieser direkt, das 

 heißt hier ohne nennenswerten Stellungswechsel sollen zustande ge- 

 bracht werden können. Als ich mir die Frage vorlegte, wie dieser 

 Forderung in der einfachsten Weise zu genügen wäre , war ich 

 von vornherein darauf bedacht , dabei zugleich eine weitere Be- 

 quemlichkeit zu realisieren. Die Anweisung hierzu erwuchs aus 

 dem stetigen Gebrauch des Spezialdeckglases von 0'15 mm Dicke 

 mit aufgekittetem Glasrand, welches ich bei allen feineren Kammer- 

 zählungen für unentbehrlich halte. Bei der Verwendung dieses 

 Deckglases macht sich aber eine Schwierigkeit bemerkbar, welche 

 bei den gewöhnlichen Zählkammerdeckgläsern sich nicht vorfindet 

 und welche darin besteht , daß , wenn bei den am Kreuztisch vor- 

 zunehmenden Verschiebungen nicht die größte Vorsicht beobachtet 

 wird, man Gefahr läuft, mit dem Hohlrande gegen das Objektiv an- 

 zustoßen, wodurch eine Verschiebung des Deckglases verursacht wird, 

 was bekanntlich, will man die Möglichkeit einer genügend genauen 

 Zählung nicht in Frage stellen, um jeden Preis vermieden werden 



