33,1. Walseiu: Praktische Vorrichtungen am Mikroskopstativ. 



31 



muß. Bei der Konstruktion der Vorriclitungen, welche der linken Hand 

 zur Ausführung- aller erforderten Bewegungen zur Verfügung zu stellen 

 wären, ist also durch Anbringen von geeigneten Anstoßvorrichtungen 

 zu gewährleisten, daß automatisch die Vorbeugung dieser Mißlichkeit 

 stattfindet. Das Genügen auch dieser Forderung möge als verwirk- 

 licht aus untenstehender Beschreibung erhellen. 



Die hier folgende Beschreibung wird am leichtesten verständlich 

 sein , wenn sie sich der Betrachtung der beigegebenen Figur direkt 

 anschließt. In dem Bilde, welches nach einer photographischen Auf- 

 nahme augefertigt worden ist, sieht man das Stativ von oben, rechts 



und hinten. Das Mikroskop befindet sich-"^ auf dem Boden einer 

 Schublade , ungefähr in der Höhe des Objekttisches , umgeben von 

 dem Rande des Einschnitts, welcher vom Rande des Tisches aus in 

 diesen gemacht worden ist. Auf dem Stativ ist ein Kreuztisch an- 

 gebracht. Die denselben fixierende Schraube ist bei A ersichtlich. 

 Die frontalen Bewegungen des Kreuztisches werden von der Schraube B^ 

 die sagittalen von der Schraube C vermittelt. An der linken Seite 

 befindet sich, gleichfalls für die frontalen Bewegungen, eine ähnliche 

 Schraube wie B. Diese letztere Schraube habe ich durch eine mit 



^) Vgl. Walsem, G. C, van, Beiträge zur klinisch -morphologischen 

 Hämatotechnik (Diese Zeitschr. Bd. 31, 1914, p. 310). 



