32 Walsem: Praktische Vorrichtungen am Mikroskopstativ. 33,1. 



größerer Scheibe D ersetzt, so daß der betreffende Durchmesser von 

 20 mm auf 60 mm gebracht worden ist. Vom Rande dieser größeren 

 Scheibe aus linden die frontalen Verschiebungen federleicht statt und 

 können daher aucli von einem an diesen Rand anliegenden Finger leicht 

 ausgeführt werden. An einer bestimmten Stelle des Randes befindet 

 sich eine Anstoßvorrichtung angeschraubt (^). Diese kann nach 

 Lockern der Schraube leicht entfernt werden. An der inneren Fläche 

 der großen Schraubenscheibe läuft der an dieser Seite liegende Teil 

 der Anstoßvorrichtung bis zum entgegengesetzten Punkt des Randes 

 durch und trägt hier ein kleines Gewicht, damit das Ganze gehörig 

 ausbalauziert sei. Diese Anstoßvorrichtung stößt bei der Drehung 

 der Schraubenscheibe nach vorne und bei der Dreliung nach hinten 

 auf die Tischfläche auf, wodurch also die sagittale Bewegung nur 

 in sehr bescliränktem Maße möglich bleibt. Für den Fall, daß das 

 Stativ nicht, wie liier, auf einer unter der Tischebene gelegeneu 

 Fläche ruht, sondern, wie gewöhnlich, auf dem Tisch steht, wäre der 

 Anstoß auf einen Holzblock oder auf ein Buch geeigneter Dicke 

 stattfinden zu lassen. Weiter ist an der Schraube C ein Bügel F 

 angebracht, welcher nach Lockerung der Schraube G leicht entfernt 

 werden kann. Dieser Bügel stellt sich aus einem unteren vertikalen 

 und aus einem oberen horizontalen Teil zusammen. Der horizontale 

 Teil kann bei der Bewegung frei über die obere Fläche der Mikro- 

 meterschraube hinübergehen. Der Bügel ist weiter in seiner Bewegung 

 nach beiden Seiten beschränkt, und zwar in der Richtung nach vorne 

 durch Anschlagen an den Tubus, während die Bewegung nach hinten 

 dadurch nur in einer gewissen Breite möglich ist, daß an dem unteren 

 Ende des vertikalen Teils ein horizontales Ärmchen H sich befindet, 

 dessen scheibenförmiges Ende bei der Bewegung des Bügels nach 

 hinten in einem bestimmten Moment an der oberen Fläche des sagit- 

 talen Teils des Kreuztisches anstößt. Um eine gewisse FeinreguUerung 

 dieses Moments zu ermöglichen , ist das scheibenförmige Ende des 

 horizontalen Ärrachens exzentrisch zu dessen Achse fixiert, während das 

 Ärmchen in jeder Stellung dieser Scheibe mittels einer Schraube fixier- 

 bar ist. Alle diese Vorrichtungen, sowie das ganze Mikroskop, werden 

 der Brust des Beobachters gegenüber durch eine, in der Figur mit J 

 angegebene Brustlehne geschützt. Durch Anstemmen der Brust an 

 diese Lehne ist der Körper in einer ebenso bequemen wie sicheren 

 Weise fixiert. 



Beim Gebrauch der angegebenen Vorrichtungen ist nun die Aus- 

 führung aller bei der Zählung erforderlichen Bewegungen (frontale und 



