50 Referate. 33, 1. 



Lorenz, ß. , u. Eitel, W. , Über die örtliche Verteilung 



von Rauchteilchen (Zeitschr. f. anorgau. Chemie Bd. 87, 



1915, p. 357—374 m. 6 Figg.). 



Ultramikroskop und kinematographische Aufnahme werden hier 



vereint, um zu prüfen, ob die Smoluchowski sehen Formeln und die 



Gasgesetze auch für Rauchteilchen anwendbar sind , welche in der 



Luft schweben. 



Eine besondere Vorrichtung ermöglichte es, den Aufnahmeapparat 

 auch nach erfolgtem Einstellen auf die optische Achse des Mikroskops 

 zwecks subjektiver Beobachtung im ültramikroskop beiseite zu klappen. 

 Durch einen Handgriff kann dann der Kinematograph wieder über 

 das Mikroskop zurückgebracht werden. Ein unter dem rotierenden 

 Belichtungs - Schlitzverschluß des Aufnahmeapparates angebrachter 

 kleiner quadratischer Lederbalg ermöglicht es , denselben mit dem 

 Mikroskoptubus direkt lichtdicht in Verbindung zu bringen. Über 

 dem Lederbalg ist eine unter 45^ gegen die optische Achse des 

 Mikroskops geneigte planparallele Glasplatte angebracht, welche das 

 Bild der im Mikroskop sichtbaren Vorgänge in einen am Kinemato- 

 graphen angebrachten besonderen Beobachtungstubus wirft. Eine lupen- 

 artige Vorrichtung ermöglicht dann , auch während der später er- 

 folgenden Aufnahme das Bild subjektiv zu verfolgen , so daß man 

 den günstigsten Augenblick zum Beginn der Aufnahme wählen kann. 

 Das Plättchen ist so dünn , daß es nur 5 bis 10 Prozent der auf- 

 fallenden Lichtmeuge in diesen seitlichen Beobachtungstubus reflektiert, 

 aber 90 bis 95 Prozent auf den Film zur Aufnahme fallen läßt. Der 

 Antrieb des im Kinematographen sich bewegenden Mechanismus er- 

 folgt durch direkte Übertragung mittels eines Elektromotors, der eine 

 gleichförmige Umdrehungsgeschwindigkeit zu erhalten erlaubt, ein 

 Umstand , der bei der Aufnahme der speziell zum Auszählen her- 

 gestellten Films außerordentlich wichtig ist. 



Mittels dieser Vorrichtung wurde Tabakrauch aufgenommen, 

 welcher in den Ultrakondensor eingeblasen wurde. Trotz der hohen 

 Lichtempfindlichkeit des verwendeten Negativfilms reichten Belichtungs- 

 zeiten von weniger als ^/^q Sekunde wegen der geringen Lichtstärke 

 des ultramikroskopischen Phänomens nicht mehr aus. Bei etwa ^/- bis 

 ■^/g Sekunde Belichtungsdauer ergaben sich zufriedenstellende Resultate. 

 Zur Berechnung der Durchlaufsgeschwindigkeit war es notwendig, die 

 Zeitbestimmung an jedem zur Aufnahme bestimmten Film selbst durch- 

 zuführen , da ihre Lochungen nicht immer vollkommen gleichmäßig 

 waren. 



Die Auszählung der Teilchen, auf welche es hier besonders an- 

 kam, wurde dadurch erleichtert, daß das Gesamtfeld jeder einzelnen 

 Aufnahme in eine größere Anzahl von Raumelementen zerlogt wurde. 

 Es wurde dies durch Anwendung eines genau eingeteilten, in der 

 Bildebene des Huyghens sehen Okulars gelagerten Netzmikrometers 



