52 Referate. 33, 1. 



Paris 1908) aus. Er kiuematographierte das ultramikroskopische 

 Bild eines Kautschiiksols. 



Henri benutzte zu diesen Aufnahmen die üblichen Kiuemato- 

 graphenfilms. Damit ist Rebiere unzufrieden. Wegen kleiner Uu- 

 gleichmäßigkeiten in der Lochung ist es nicht möglich, die zwischen 

 je zwei Aufnahmen liegende Zeit ganz genau zu bestimmen. Die 

 Farbeuempfindlichkeit der Films genügt ihm nicht zur Wiedergabe 

 der roten und grünen Beugungsbilder. Besonders aber nimmt er 

 Anstoß an dem Verziehen der Films : Nach dem Entwickeln, Fixieren 

 und Trocknen sitzen die Bildpunkte nicht mehr derart am ursprüng- 

 lichen Ort, wie es für eine so genaue Ausmessung notwendig ist. 



Deshalb konstruiert er einen Apparat, welcher es ermöglicht, 

 zehn kinematographische Aufnahmen des ultramikroskopischen Bildes 

 auf einer mit panchromatischer Bromsilberemulsion bedeckten Glas- 

 platte zu machen. An diesem Apparat sind neu : 



1) Eine Kassette, welche elektromagnetisch verschoben wird, 



2) ein Verschluß, welcher durch den gleichen elektromagnetischen 

 Mechanismus geöffnet wird, 



3) ein Metronom , welches den gewünschten Rhythmus in den 

 elektromagnetischen Betrieb bringt. 



Von den mit diesem Apparat erhaltenen Negativen werden 

 Vergrößerungen hergestellt und diese ausgemessen. 



Untersucht wurde eine kolloide Schwefellösung mit ungleichgroßen 

 Teilchen. Die Temperatur betrug 20°, die Belichtungsintervalle 

 0'75 Sekunden. Aus den Verschiebungen eines kleinen Teilchens 

 ließ sich dessen Durchmesser zu 13*4 • 10~', derjenige eines größeren 

 zu 144*9 • 10""' berechnen. Lieseyaug (Frankfurt a. M.). 



Metzner, P., Ein P o 1 a r i s a t i o n s p r i s m a aus Glas (Zeitschr. f. 

 Feinmechanik Bd. 23, 1915, p. 1G3 — 1G4). 

 Eine rechteckige Glasplatte wird schräg durchschuitten. Zwischen 

 die beiden Teile werden etwa 30 dünne Deckgläser gebracht. Das 

 nun hindurchgehende Licht ist polarisiert. Der Diirchschueiduugs- 

 winkel richtet sich nach dem Brechungsquotienten der betreftenden 

 Glassorte. Liesegang {Frankffirt a 31.). 



Bourrieres, F., Sur l'observation du raouvement brow- 



nien aux grossissements lineaires superieurs 



k vingt mille (Compt. Rend. Soc. Biol. t.l57, 1913, no.25, 



p. 1416 — 1417). 



An einem Mikroskop von etwa 50facher Vergrößerung wurde 



das Okular durch ein Mikroskop von etwa 400facher Vergrößerung 



ersetzt. Dies gestattete bei Dunkelfeldbeleuchtung das Studium der 



Bewegung kolloid gelöster Silberteilchen bei einer Vergrößerung von 



etwa 20000fach linear. Liesegang {Frankfurt a. M.). 



