33,2. Becher: Ein einfacher Finder für mikroskopische Präparate. 139 



laufen. Etwas umständlicher ist die Lagebezeichnug für einen schräg- 

 liegenden Objektträger, sie hätte durch Notierung der zwei Quadrate 

 des Liniennetzes zu erfolgen, in denen etwa zwei benachbarte Ecken 

 des Objektträgers liegen. Graviert man auf den Objekttisch statt 

 des Quadratnetzes nur zwei parallele Paare von aufeinander senkrecht- 

 stehenden Maßstäben ein , von denen jedes Paar die Tischöffnung 

 einschließt, wie Sanzo 1904, p. 33, vorschlägt, so wird die Lage- 

 bezeichnung bei Schräglage noch schwieriger ^. Alle diese Ein- 

 richtungen haben mit den Kreuztischen den Nachteil gemeinsam, daß 

 sie aufs einzelne Instrument beschränkt sind (im günstigsten Falle 

 auf eine Instrumentenschar derselben Werkstätte), in bezug auf Ge- 

 nauigkeit können sie nur gröberen Anforderungen genügen. 



Noch ungenauer ist die. von [De Vescovi (1892, p. 203 — 205 5 

 1893, p. 458) und Sanzo (1904, p, 29 — 32) vorgeschlagene einfachste 

 Methode , bei der in den Objekttisch zwei Linienkreuze eingekratzt 

 werden, deren Mittelpunkte mit der Tischmitte zusammenfallen und 

 deren Schenkel immer 45*^ voneinander abstehen. Die Lage des 

 Objektträgers wird durch Striche markiert , die an seinem Rande 

 über den Orientierungslinien angebracht werden. Diese Methode er- 

 fordert für jede Präparatstelle drei Striche , sie wird daher unüber- 

 sichtlich , wenn mehrere Präparatstellen zu bezeichnen sind , ohne 

 Anwendung verschiedenfarbiger Tinten ist dann kaum auszukommen. 

 Die üngenauigkeit dieser Methode, die merkwürdigerweise die einzige 

 ist, die neben den Kreuztischen in der „Enzyklopädie der mikro- 

 skopischen Technik" (1910, Bd. 1, p. 460) Erwähnung gefunden hat. 

 liegt wegen der Strichdicke auf der Hand. 



Der De VEScovische Sucher gibt auch keine im Untersuchungs- 

 protokoll verwendbaren Zahlen für die Präparatstellen, sondern eine 

 Marke auf dem Präparat selbst. Die Methode nähert sich dadurch 

 der Objektmarkierung durch einen Tinteukreis auf dem Deckglas. 

 Die Tintenkreise sind meist recht groß , ihre Bezeichnung für bak- 

 teriologische und cytologische Untersuchungen zu ungenau. Genauer 

 sind die mit einem FtJLLEBORN -Winkel sehen Objektmarkierer in Aus- 

 striche oder ins Deckglas eingeritzten Kreise oder auch die mit einem 

 auf das Objektiv passenden Stempel abgedruckten Ringe in Stempel- 

 farbe. Alle diese Methoden lassen sich indessen bei noch frischen 



^) Statt der vier Maßstäbe schlägt Sanzo weiter vier entsprechend 

 verlaufende einfache Linien und den Gebrauch eines kleinen losen Metall- 

 winkels mit Maßstäben auf den Schenkeln vor (1904, p. 35 u. 36). 



