33.2. Becher: Ein einfacher Finder für mikroskopische Präparate. 141 



rechteckigen Rähmchenausschnittes bildete, in den das zu beobachtende 

 Präparat eingelegt werden müßte. Der durchsichtige, mit der Netz- 

 teilung versehene Boden könnte aus dünnem Glas oder aus Glimmer 

 bestehen. Eine derartige Einrichtung würde sehr bequem sein; 

 um die gerade beobachtete Präparatstelle zahlenmäßig festzulegen, 

 brauchte man nur mit einem schwächeren Objektiv, dessen freier 

 Objektabstand groß genug wäre, tiefer einzustellen auf die Ebene 

 der Teilung des Bodenglases und dort die Nummer des betreffenden 

 Quadrates abzulesen. 



Die Einrichtung hätte aber den Nachteil, daß man bei jedem 

 Präparat, das mögliclierweise eine interessante Stelle enthalten könnte, 

 den Rahmen in Anwendung bringen müßte, Avährend es wegen der 

 Objektklammern oder der Verschiebungsgefahr unmöglich oder schwer 

 sein würde, den Rahmen erst nachträglich nach Auffindung einer zu 

 bezeichnenden Stelle unter das Präparat zu schieben. Ferner kommt 

 in Betracht , daß beim Arbeiten mit dem Immersionskondensor Öl 

 zwischen Kondensor und Netzplatte als auch zwischen Netzplatte und 

 Objektträger kommen müßte. Unter Umständen könnte auch die 

 gemeinsame Dicke von Teilplatte und Objektträger eine zu große 

 Entfernung von Kondensor und Objektebene bedingen. Die Genauig- 

 keit eines solchen Finders würde darunter leiden, daß der Ausschnitt 

 des Rahmens in Anbetracht der etwas variierenden Größe der käuf- 

 lichen Objektträger etwas größer als 26x76 mm gemacht werden 

 müßte , was dem Präparat einen gewissen Spielraum in der Lage 

 gewähren würde , der sich nur durch komplizierende Federeinrich- 

 tungen beseitigen ließe. Ein flacher Metallwinkel hat diesen Nachteil 

 nicht und braucht nicht immer am Präparat zu sitzen, kann vielmehr 

 bei Bedarf angelegt und später entfernt werden. Dabei bliebe jedoch 

 das lästige Wechseln von Objektträger und Finder, das sich gleich- 

 falls vermeiden läßt. 



Der neue Finder. 



Bei dem neuen Finder wird eine mit numerierten Quadraten 

 versehene Meßplatte über den Objektträger geschoben; sie berührt 

 dabei das Präparat nicht, denn sie ist festgekittet auf einem Winkel 

 von Glas oder Metall, der unter der Kittstelle höher ist als ein Prä- 

 parat mit aufgelegtem Deckglas. 



Der Glas- oder Metallwinkel ist rechtwinklig, die Länge der 

 Schenkel beträgt etwa 26 und 70 bis 76 mm, die Breite etwa 1 cm, 



