142 Becher: Ein einfacher Finder für mikroskopische Präparate. 33,2. 



der kürzere Schenkel kann etwas schmaler, der lange etwas breiter 

 gewählt werden. Die Dicke der Schenkel soll nicht größer sein als 

 die eines Objektträgers , nur derjenige Teil des langen Schenkels, 

 der das geteilte Glas trägt, soll um mindestens 1 bis 2 mm höher sein. 

 Auf dieser erhöhten Partie ist das mit Teilung versehene recliteckige 

 Glas aufgekittet, so zwar, daß sein freies Ende um 26 mm vorsteht, 

 und zwar auf eine Länge von 54 oder 56 mm, wie es unsere Figur 1 

 zeigt. Die mit Kleinfeldereinstellung versehene Platte soll vom kurzen 

 Schenkel des Winkels und vom Ende des langen je einen Zentimeter 

 entfernt sein. 







,...--.-.-..■ . , . . . ■f-i'--. ■* •■— ^r": -'-t--r-f — ►-.;— - 



;i.ii i t^:, ■■■1^1, 



rr.! ■ 1 i ni ■, . i I — rrTi ■ ■ 



m///>:'/////^^^^^//^/^<'/^^^^^/.4^/,^ ^^ 



^'-'-'^^'-■-■-'-'■'-' "^ 



Der Apparat wird gebraucht , indem man den Winkel an ^ine 

 Ecke des Präparat -Objektträgers anlegt, und zwar so, daß lange 

 Präparatkante und langer Winkelschenkel, kurze Präparatkante und 

 kurzer Winkelschenkel einander anliegen. Dann schiebt sich das 

 Meßglas über die mittlere Partie des Objektträgers in der Ausdehnung 

 von 26X54 bzw. 56 mm^, also soweit, daß auch die größten in Gebrauch 

 befindlichen Deckgläser (25X50) selbst bei etwas unsymmetrischer 

 Lage ganz von dem geteilten Glas bedeckt werden. Man braucht 

 nun lediglich das Objektiv — eventuell ein schwächeres — mit dem 

 Tubus soweit zu heben, bis die Teilung deutlich wird und die Nummer 

 des Feldes, das über der Präparatstelle lag, abgelesen werden kann. 

 Das Präparat kann während der Bestimmung mit der Hand gehalten 

 oder aber mit den üblichen Tischklammern festgehalten werden. Mit 

 Rücksicht darauf, daß der Finder gelegentlich unter eine über das 



