33.2. Beeil er: Ein einfacher Finder für mikroskopische Präparate. 145 



nach oben an, sie sind anßerdem umgekehrt, so daß sie im mikroskopi- 

 schen Bild aufreclit erscheinen und dort in der Tabelle wie gewohnt 

 von links nach rechts und von oben nach unten zunehmen und gezählt 

 werden können. Man könnte in der Zählung natürlich auch von einer 

 anderen Ecke, z. B. von der rechten oberen ausgehen ; doch führt die 

 vorgeschlagene Art der Numerierung zur bequemsten Art der Zählung, 

 Unter Umständen kann eine noch größere Zählplatte als 26X56 mm 

 erwünscht sein. Bakteriologen und Protozoologen pflegen bei ihren 

 Bakterien- und Blutausstricheu auf dem Objektträger fast die ganze 

 Fläche auszunutzen und nur an einer Seite Raum für die Bezeichnung 

 und fürs Anfassen zu lassen. Um bei derartigen Präparaten auch 



Objektstellen bezeichnen zu können, die weniger als 1 cm von einem 

 Ende entfernt sind, muß die Meßplatte beim Finder bis zu der Ecke 

 ausgedehnt werden, in die der Objektträger angelegt wird. Figur 4 

 macht diese Spezialform des Finders verständlich. Sie ist fast noch 

 einfacher als das oben beschriebene Modell, für den allgemeinen 

 Gebrauch aber doch weniger zu empfehlen, denn der Mangel freien 

 Raumes zwischen kurzem Winkelschenkel und Meßplatte gestattet 

 hier nicht die Anwendung einer Objekttischklammer an dieser Seite. 

 Für den großen gemeinsamen Meßbereich würden beide Finderformen 

 unter Voraussetzung der oben vorgeschlagenen Bezeichnungsweise gleiche 

 Merkzahlen ergeben, es käme lediglich der Meßbereich von ^\ bis W 

 und W bis \^ hinzu, wie sich aus Figur 3 ohne weiteres ergibt. 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. 33, 2. 10 



