146 Becher: Ein einfacher Finder für mikroskopische Präparate. 33,2. 



Die Ausführung der Meßplatte kann in verschiedener Weise 

 erfolgen. 



Am besten photographiert man ein gezeichnetes Quadratnetz in 

 der entsprechenden Verkleinerung auf eine Diapositivplatte und schneidet 

 dann das Netzfeld mit einem Glaserdiamanten aus, doch so, daß an 

 beiden Enden ein Zentimeter zugegeben wird und das Ganze die 

 Größe eines englischen Objektträgers bekommt. Dieses negative 

 Original bewahrt man auf und kopiert es auf die Suchplatte des 

 Finders , die gleichfalls eine Diapositivplatte (mit unempfindlicher, 

 feinkörniger Emulsion) sein soll. Dabei wird das Negativ so in den 

 Finder gelegt , wie später die Objektträger. Zerbricht ein solcher 

 Finder, so kann man sich leicht mit Hilfe des Originalnegativs einen 

 neuen herstellen, für den genau dieselben Angaben gelten wie für 



rTTTTTTTT 





itiii: 



den früheren , wenn seine Teilung in derselben Weise einkopiert 

 wurde. In der angedeuteten photographischen Weise könnte eine 

 Firma alle die von ihr gelieferten Finder absolut gleichwertig machen, 

 jeder wäre vertauschbar und würde dieselben Werte ergeben. 



Es ist ein leichtes , sich einen Finder der beschriebenen Art selbst 

 herzustellen. Man kittet zwei Objektträger der Länge nach flach auf- 

 einander, so zwar, daß die Längskanten genau übereinanderliegen, wäh- 

 rend die Enden der Objektträger mit den kurzen Kanten um 1 cm über- 

 stehen. Nun wird ein Glasstreifen von 1X52 cm (und Objektträger- 

 dicke) unter das überstehende Ende des einen und gegen die Kante des 

 anderen Objektträgers gekittet, so daß der Streifen als kurzer Schenkel 

 unseres Finders senkrecht zu dem durch die Objektträger gebildeten 

 langen Schenkel um 26 cm vorsteht. Endlich wird aus einer Dia- 

 positivplatte im Dunkeln die Meßplatte ausgeschnitten in Größe 

 25X56 und so auf den langen Schenkel gekittet, daß sie (auf 

 einer Länge von 56 mm) 26 mm weit vorragt. Zum Kitten empfehle 



