154 Eversheim: Aus optischen und mechanischen Werkstätten IX. 33,2. 



Ein dünner, etwa 10 cm langer, O'l mm dicker Glasfaden//, 

 Fig. 2 , aus Jenaer Glas ist in den Halter H mit Siegellack ein- 

 gekittet. Der Halter läßt sich um den Punkt a drehen, so daß das 

 Ende des Fadens auf bestimmte Höhe einreguliert werden kann. Bei 

 b ist eine feine Nadelspitze aufgekittet, auf der eine kleine Pfanne 

 mit Haken aus Platin lagert, der Haken nimmt die zu wägenden 

 Gegenstände auf. Die Durchbiegung des Fadens, der Belastung ent- 

 sprechend, wird mit einem mit Mikrometerteilung versehenen Okular 

 beobachtet , indem dieses auf eine Marke , nämlich den in dem an- 

 gekitteten Bügel ausgespannten feinen Spinnfaden c eingestellt wird. 

 Legt man bekannte Gewichte auf, so läßt sich die Wage eichen. 

 Der gedrungene Bau gestattet leicht, die Wage unter die Luftpumpen- 

 glocke zu bringen. Salvioni erreichte eine Empfindlichkeit von etwa 

 e=l'10~^g pro Skalenteil. 



S 



J=\ 



H 



M 



Als störend erweist sich bei der Salvioni sehen Federwage die 

 elastische Nachwirkung des Glases ; die dadurch hervorgerufene 

 Störung ist so groß , daß sie besondere Berücksichtigung verlangt. 

 Ist die Wage belastet, so wird die endgültige Einstellung erst nach 

 verhältnismäßig langer Zeit erreicht und umgekehrt wird infolge 

 dieser Erscheinung die Lage des Nullpunktes unsicher. Es kann 

 ferner die hygroskopische Natur des Glasfadens die Meßresultate be- 

 einflussen, so daß längere Übung an der Wage notwendig wird, da- 

 mit die Untersuchungen sichere Resultate liefern und die der Emp- 

 findlichkeit der Wage entsprechende Genauigkeit erreicht wird. 



Mehr praktische Bedeutung erlangte die von Nernst^ einige 

 Jahre später für gewisse chemische Untersuchungen durchgebildete 

 Mikrowage, die auch fabrikationsmäßig hergestellt wird". Fig. ^i 

 führt uns das Prinzip vor Augen. Die Säule S trägt oben eine 

 Gabel G von etwa 5 cm Öffnung ; in diese ist der feine Quarzfaden /' 



1) Nernst, Ch. Ber. 36, 1903, p. 208G. 



^) Bei Spindler & HoYER , Werkst, f. wissenscb, Apparate, Göttingen. 



