38,2. Eversheim: Aus opti&clien und mechanischen Werkstätten IX. 155 



eingespannt. Der Wagebalkeu B besteht aus einer Glaskapillare von 

 etwa 0*5 mm Durehmesser, er ist mit der Mitte von /"verkittet. Das 

 9 cm lange Hebelende von B besitzt ein winziges Platinhäkchen, an 

 dem das Wagschälchen hängt. Das andere Ende des Hebels ist 

 nach unten umgeknickt und zur feinen Spitze ausgezogen. Diese 

 Spitze dient als Zeiger und spielt über der Skala ä von 2 cm Meß- 

 bereich. Der Bereich ist in 40 gleiche Teile eingeteilt, so daß ein 

 Teilstrich gleich 0*5 mm ist. Mit Fernrohr läßt sich ^/^q Teilstrich 

 mit Sicherheit ablesen. Als Empfindlichkeit wird e = 1 bis 2 X 10~^g 

 angegeben, je nach der Belastung, deren Grenze bei 2 mg liegt. 

 Mit der Fußschraube R kann man den Nullpunkt einregulieren. Die 

 Gabel bei a bildet den Anschlag. 



3. 



Die NEKNSTSche Wage erscheint als eine Kombination von Feder- 

 und Balkenwage. Eingehende Untersuchungen haben aber ergeben, 

 daß der Einfluß der Torsion im Quarzfadeu verschwindend klein ist, 

 sofern der Maximalausschlag nicht überschritten wird. Unter dieser 

 Bedingung ist auch die Proportionalität zwischen Belastung und Aus- 

 schlag hinreichend vorhanden, die Abweichungen sind im Mittel kleiner 

 als 0*2 Prozent. Schwierigkeiten, die sich anfänglich durch Wandern 

 des Nullpunktes einstellten, wurden behoben, so daß die NERNSTSche 

 Mikrowage ein recht brauchbares Laboratoriumsinstrumeut darstellt, 

 das sich, wie schon erwähnt, im Handel befindet. Fig. 4 veranschau- 

 licht die Mikrow^age , wie sie von der Firma Spindler & Hoyer in 

 Göttingen gebaut wird ; sie besitzt eine sicher wirkende Arretier- 

 vorrichtung, so daß die Wage ohne Gefährdung der empfindlichen 

 Teile transportiert werden kann. 



