33,2. Everslieiiu: Aus optischen und mechanischen Werkstätten IX. 157 



Wagebalkeu ist Quarzglas (geschmolzener Quarz) genommen, das sich 

 zu feinen, starken Stäbchen ausziehen läßt und im Knallglasgebläse 

 zu einem starren Gebilde verschmolzen werden kann. So erhält das 

 schwingende System ein äußerst geringes Gewicht bei hoher Stabilität. 

 Die Wägung erfolgt im Vakuum unter Vermittlung der kleinen 

 mit Luft gefüllten Quarzkugel K. Zu dem Ende ist die ganze Appa- 

 ratur in einen luftdichten Kasten eingeschlossen, der durch den Zweig- 

 hahn H mit der Luftpumpe über L oder über G mit einem Behälter 

 in Verbindung gesetzt werden kann, aus dem das der Untersuchung 

 dienende Gas entnommen und eingeführt wird. Ein Manometer M 

 läßt den Druck erkennen. Unter der Quarzkugel K befindet sich die 



3 ,H 



M 



v^ 



Wagschale, und zwar wird das Gehänge von der Glasröhre R um- 

 schlossen , die mittels des Schlifles S luftdicht au den Kasten an- 

 gesetzt werden kann, eine Einrichtung, die sehr zur Erleichterung 

 der Wägung beiträgt. Der Glasansatz kann unten mit wasseran- 

 ziehenden Stoffen versehen werden, um dem Inhalt des W^agekastens 

 die Feuchtigkeit zu entziehen. 



Das Gegengewicht g wird so abgeglichen , daß bei einem be- 

 kannten Druck die Nullage erreicht ist ; diese wird mittels Spiegel- 

 ablesung kontrolliert. Legt man den Gegenstand auf oder findet bei 

 diesem durch Gasaufnahme oder -abgäbe eine Gewichtsveränderung 

 statt, so ändert sich die Nullage bei dem nämlichen Druck um einen 

 Betrag, den man durch Druckregulieruug infolge Veränderung des Auf- 

 triebes der Quarzkugel wieder ausgleichen kann. Aus der Druck- 



