33, 2. Referate. 1 7 ;; 



und iiäclistuutertMi leicht zu unterscheiden, wird jedes zweite durcli 

 eine Anzahl horizontaler Linien durchquert. 2) Die Zählung kann 

 in einer einzigen Richtung, horizontal, vorgenommen werden. Infolge 

 der geringeren Tiefen der Kammer (0'025 mm = \/^q mm) ergeben 

 sich zwei weitere Vorteile: 1) Die Möglichkeit, die Immersion zu 

 verwenden , 2) da jede Flächeneinheit dieser Kammer infolge der 

 geringen Tiefe vier mal weniger zählbare Elemente enthält als die gleiche 

 Flächeneinheit der Kammern von O'l mm Tiefe, so kann sie, obwohl 

 größer, für den gleichen Zellgehalt eine weitere Einteilung entbehren 

 und damit auch die dazu nötigen Linien. Ist aber eine noch feinere 

 Einteilung nötig, z. B. für die Zählungen von Mikroben, und nach 

 Ansicht des Verf. auch mit Vorteil für die Erythrocyten, dann kann 

 man sie leicht vornehmen. Dem kleinsten abgegrenzten Räume, z, B. 

 der Kammer von Thoma-Zeiss, entspricht in der Kammer des Verf. 

 ein Raum mit vier mal so großer Basis, Diese Kammer kann also noch 

 bequem weiter eingeteilt werden. Eine solche feinere Einteilung ist 

 aber bei dieser Kammer auch schon erreicht durch die oben er- 

 wähnten Querlinien, die zur Unterscheidung der langen Rechtecke 

 dienen. Durch diese kann man jedes Rechteck leicht in vier gleiche 

 Teile einteilen. Führt man nun durch alle Rechtecke Senkrechte, 

 die O'l mm voneinander abstehen, so zerfällt jedes lange Rechteck, 

 da seine Höhe 0"! mm beträgt und seine Länge 1 cm (die Ober- 

 fläche also 1 qmm), in hundert Quadrate von O'l mm Seitenlänge. 

 Es entstehen also zweierlei Quadrate : die einen sind nicht mehr ein- 

 geteilt und bilden nebeneinander lange, „nicht durchquerte" Recht- 

 ecke , die anderen sind noch in vier Teile geteilt und bilden lange 

 „durchquerte" Rechtecke. Dies ist das Prinzip der neuen Kammer 

 des Verf. Die von der Firma E. LsiTZ-Wetzlar hergestellte Kammer 

 besteht aus 60 Rechtecken, jedes von 1 qmm Oberfläche. Von diesen 

 Rechtecken sind .30 noch horizontal geteilt, 30 nicht. Im ganzen 

 umfaßt also die Kammer eine Oberfläche von 60 qmm mit einem 

 Inhalte von 1'5 cmm. Die Kammer besitzt zwei Lateralrinnen, um 

 den eventuellen „Druckfehler" zu vermeiden. Sie füllt sich entweder 

 wie die BüRKERSche Kammer durch Kapillarität oder wie die andern 

 Kammern. Für den ersteren Zweck bringt man das Deckglas auf 

 den Ring der Kammer, so daß beinahe die ganze Zellfläche außer 

 einem kleinen Räume bedeckt wird. Mit zwei Fingern fixiert man 

 zwei entgegengesetzte Ränder des Deckglases und läßt die Flüssig- 

 keit in den freigebliebenen Raum fließen. Besondere Sorgfalt bei 

 der Verteilung der Flüssigkeit ist überflüssig, da bei der großen 

 Oberfläche der Kammer eventuelle Fehler sich von selbst kompen- 

 sieren. Durch die geringe Tiefe der Kammer wird auch das Ab- 

 setzen der Elemente beschleunigt, was sich besonders bei Mikroben- 

 zählungen als sehr vorteilhaft, da zeitersparend, erwiesen hat. Als 

 Pipetten und Verdünnungsflüssigkeiten dienen die üblichen. Verf. 

 führt nun des nähereu aus, wie die Zählungen für die verschiedenen 



