33, 3. Referate. 265 



senkrecht zu den Kraftlinien polarisiert sind. Die Größe (Ä) wächst 

 mit dem Quadrate der Feldstärke (V) und der Länge (l) der durch- 

 gestrahlten Schicht. 



A = BIV^ 



B ist die sogen. Kehr sehe Konstante. 



Die Ursache der elektrischen Doppelbrechung hat nach Cotlere 

 und Motten ihren Grund darin, daß die Moleküle unsymmetrisch 

 sind. Dieses bewirkt, daß die Moleküle im elektrischen Felde sich 

 so zu ordnen suchen , daß die Energie des elektrischen Feldes ein 

 Minimum wird. Obgleich die Wärmebewegung der Moleküle in hohem 

 Grade dieser Orientierung entgegenwirkt, kann man mit hochempfind- 

 lichen optischen Apparaten die Doppelbrechung, die die kleine Orien- 

 tierung bewirkt, entdecken. Nach dieser Theorie muß der Tempe- 

 raturkoeffizient der elektrischen Doppelbrechung groß und negativ 

 sein. Langevin hat einen quantitativen Zusammenhang zwischen der 

 Keru - Konstante iB) und der Temperatur (t) aufgestellt. 



Ä„ = ^^-+2)!(^l+i)'-<'.koost. 

 1 n 



K = die Dielektrizitätskonstante, 



n == der ursprüngliche Brechungsindex, 



d = die Dichte, 



T = die absolute Temperatur = (273 -|- f). 



Die Dielektrizitätskonstante, der Brechungsindex und die Dichte 

 hängen von der Temperatur ab. 



Die relativen Bestimmungen der KERR-Konstante bei verschiede- 

 nen Temperaturen wurde nach der von Brace angegebeneu Methode 

 ausgeführt. Diese äußerst empfindliche Halbschattenanordnung ist 

 sehr einfach. Zwischen zwei gekreuzten Nikols ist eine Glimmer- 

 platte (der Kompensator), die das ganze Gesichtsfeld deckt. Zwischen 

 den Polarisator und den Kompensator wird ein kleiner Streifen aus 

 Glimmer (der empfindliche Streifen) im Azimut 45 ^ im Verhältnis 

 zur Schwingungsebene des aus dem Polarisator tretenden Lichtes, 

 eingeführt. Dieser Streifen deckt nur den mittleren Teil des Dia- 

 phragmas, der durch ein Fernrohr betrachtet wird. Dreht man den 

 Kompensator, so erhält man bei einer gewissen Stellung gleiche Hellig- 

 keit über dem ganzen Gesichtsfelde. Plihrt man zwischen den Polari- 

 sator und den Kompensator eine doppeltbrechende Substanz ein, so 

 wird die vorher gemachte Einstellung zerstört , wenn man aber den 

 Kompensator dreht, kann man wieder Gleichheit der Felder erreichen. 

 Aus der Drehung des Kompensators wird die Phasenditferenz der 

 doppeltbrechenden Substanz berechnet. Diese ^ Apparatanordnung ist 

 ausführlich beschrieben in Upsala Universitäts Arskrift 1915. 



Der Meßkondensator, der die zu untersuchende Flüssigkeit ent- 

 hält , bestand aus einem Messingkasten. In diesem ruhte auf vier 



