Band 33. Heft 4. 



Unsere Bunsensche Lampe. 



Von 

 G. C. van Walseni 



in Santpoort-S., Holland. 



Hierzu eine Textabbild nrii;-. 



Der Mikroskopiker stellt an seinen BuNSExschen Brenner An- 

 forderungen, welche bewirken, daß man einerseits eine Flamme maxi- 

 maler Größe und anderseits eine kaum sichtbare zur Verfugung- 

 haben muß. Vor allem, wenn man Färbungen vornehmen muß, welche 

 eine genaue Dosierung der Temperatur erheischen , macht sich die 

 Forderung, die Regulierung einfach, schnell, sicher und möglichst 

 mit einer Hand ausführen zu können, fühlbar. Bekanntlich hat man, 

 namentlich in chemischen Laboratorien, den Schwierigkeiten, welche 

 sich bei einer Verwirklichung eventueller Versuche zur Beseitigung 

 derselben vortun, auf verschiedenen Wegen zu begegnen versucht. 

 Dementsprechend befinden sich im Handel Bunsen -Brenner , welche 

 verschiedene Verbesserungen des ursprünglichen Modells zeigen (Schorn- 

 steine zur Verhütung des Auswehens bei kleiner Flamme 5 Montierung 

 auf einem Stativ ; ausziehbare Röhre ; Umlegbarkeit auf der Grund- 

 platte ; Ausrüstung mit einer Sparflamme oder mit einer Vorrichtung 

 zur automatischen Anzündung; endlich, nach Finkner, um das Zurück- 

 schlagen zu verhindern, mit gleichzeitiger Regulierung der Gas- und 

 der Luftzufuhr mittels ein und derselben Vorrichtung). Die Selbst- 

 entzünder empfehlen sich theoretisch sehr. An dem BuNSEN-Brenner 

 habe ich keine diesbezüglichen Erfahrungen, in ausgedehntem Maße 

 aber an anderen Lampen , wo alle diese Vorrichtungen früh oder 

 spät wirkungslos geworden sind. Wie Fresenius (Anleitung zur 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. 33. 4. 22 



