342 Walsera: Die Schürfung der Mikrotomiuesser. 33.4. 



betrachtet werden müssen, wodurch es auch dem Ungeübten möglich 

 ist, stets eine scharfe Klinge zur Verfügung zu haben. Was nun die 

 Verbesserung der Rasierapparate betrifft, so ist in der vorliegenden 

 Hinsicht namentlich die automatisch ausgeführte Schärfung näher zu be- 

 trachten. Hierbei möchte ich zuerst die allgemeine Erfahrung hervor- 

 heben, daß bei täglichem Gebrauch und bei jedesmaliger 8chärfung, 

 ausschließlich auf dem automatischen Riemen ausgeführt , das Blatt 

 wenigstens 2 Monate vorzüglich seine Schuldigkeit tut. Daraus ergibt 

 sich in auffallendster Weise die Wirksamkeit des gut angewendeten 

 Riemens , welche Anwendung eben durch die automatisch wirkende 

 Vorrichtung innerhalb jedermanns Bereich gebracht worden ist. Aus 

 dieser Erfahrung läßt sich weiter schließen, daß auch die Anwendung 

 eines schlaffen Riemens, d. h. eines nicht auf einer festen Unterlage 

 angebrachten , zum Ziel führen kann , wie denn auch die meisten 

 praktischen Haarkünstler sich immerhin zu diesem bekannt haben, 

 und zweitens , daß die Anwendung des Schleifsteins dann in weiten 

 Grenzen umgangen werden kann. W^o es sich also gezeigt hatte, daß 

 die Blätter der Rasierapparate sich in so ganz einfacher Weise vor. 

 züglicli erhalten ließen, ergaben sich zwei Mögliclikeiten, welche für 

 die mikroskopische Schneidetechnik in Betracht zu ziehen waren. 

 Erstens war zu überlegen, ob die Blätter selber, eben weil sie so 

 leicht in ihrem scharfen Zustand zu erhalten waren, bei dem Mikro- 

 tomschneiden zu verwenden seien. In dieser Richtung habe ich zahl- 

 reiche Versuche angestellt. Es ist mir aber nicht gelungen , eine 

 geeignete Klammer für diese Blätter zu konstruieren, welche nämlich 

 eine genügend sichere Fixierung gestattete und zudem in bequemer 

 Weise das Blatt aufzunehmen imstande war und sich sicher und 

 bequem in das Mikrotom fixieren ließ. Dies zeigte sich aber nach- 

 her von geringer Bedeutung, wo die Bearbeitung des Mikrotommessers 

 auf dem Riemen, wie es gewissermaßen der Wirkung automatischer 

 Streichriemen entspricht, sich als vorzüglich wirksam erwies. Die 

 zu diesem Zweck hergestellte Vorrichtung ist aus der Figur 1 ersicht- 

 lich. An dem Rücken des Messers läßt sich mittels Schrauben eine 

 drehbare Rolle befestigen , welche an der einen Seite einen Hand- 

 griif hat , der dem des Mikrotommessers ähnlich ist. Das Messer 

 mit seinem Handgriff ist in der Figur schraffiert, die angeschraubte 

 Hilfsvorrichtung punktiert, das Ganze wie von der hintern Seite des 

 Messers (siehe unten) betrachtet dargestellt. Faßt man das Ganze 

 bei den beiden Handgriffen und hat man einen gewöhnlichen schlaffen 

 Streicliriemen vor sich ausgespannt (etwa mit dem einen Ende an 



