852 Schmehlik: Trugbilder durch unzweckmäßige Beleuchtung. 33,4. 



kommt, nicht geeignet. Wohl kann man Nernst- Lampen beispiels- 

 weise mit zwei nebeneinander angeordneten Glühfäden nicht nur für 

 subjektive Beobachtung, sondern auch für Mikroprojektion imd Mikro- 

 photographie benutzen , wenn zwischen Mikroskop und Lichtquelle 

 eine Mattscheibe eingeschaltet wird oder wenn nur der Lichtkrater 

 eines Fadens in das Mikroskop gelangt. Ich benutze mit Vorliebe 

 eine zweifädige Nernst -Lampe für Mikrostereoaufnahmen, bei denen 

 die Mikrokondensorblende verschoben wird. Ich stelle die Lampe 

 dann so ein, daß auf der Kondensor- Iris die beiden Glühfäden in 

 jener Entfernung abgebildet werden , innerhalb welcher eine Ver- 

 schiebung der eingezogenen Iris für die beiden Teilbilder notwendig 

 ist. Ich stelle dann für die einzelnen Teilbilder die Iris abwechselnd 

 auf die beiden Lichtkrater ein und bekomme dadurch nicht nur ein 

 gleichmäßig beleuchtetes Bildfeld , sondern gleichzeitig ein genaues 

 Maß für die Verschiebung der Iris. 



Will man beispielsweise eine Pleurosigma etwa mit einem Trocken- 

 system auflösen, dann kann man bei unsachgemäßer Einstellung des 

 Mikrokondensors und der Blendeneinrichtung sehr leicht zu Trug- 

 bildern kommen. Da das Gebilde der Pleurosigma aber allgemein 

 bekannt ist, erkennt man selbstredend das Trugbild. Nun gibt es 

 aber Objekte, deren Beschaffenheit einem noch nicht bekannt ist. In 

 einem solchen Falle kann man leicht zu einer Auffassung kommen, 

 die den Tatsachen nicht entspricht. Es wird sich in all diesen 

 Fällen stets empfehlen, die Anwendimg der Kondensorblende und 

 auch weiterer Blenden auf dem Wege des Strahlenganges möglichst 

 zu vermeiden, also mit offenem Strahlenbündel zu arbeiten, eine Ab- 

 dämpfung durch andere Mittel zu suchen und eine schiefe Beleuchtung, 

 soweit dieselbe zur Durchführung der Auflösung nötig ist, so zu 

 wählen, daß sie die gleichmäßige Erhellung des Bildfeldes nicht stört. 

 Letzteres kann man sehr gut durchführen , wenn man sich einer 

 Nernst -Lampe bedient, deren Lichtkrater liuienförmig verläuft, weil 

 man auf dieser Kraterliuie die Kondensor -Iris bewegen kann, ohne 

 dadurch die Helligkeitsverhältnisse zu ändern und ohne der Gefahr 

 ausgesetzt zu sein , daß im kritischen Augenblick, wo die Mikroauf- 

 nahme erfolgen soll, der Lichtkrater seine Stellung plötzlich ändert, 

 wie dies bei der Bogenlampe besonders am Ende des Kohlenabbrandes 

 mit Vorliebe zu geschehen pflegt. 



Zu welchen Trugbildern eine unsachgemäße Zusammenstellung 

 der Beleuciitungseinriehtung führen kann , zeigen uns nachstehende 

 Abbildungen. 



