33,4. Schmehlik: Trugbilder durch unzweckmäßige Beleuchtung. 



353 



In Figur 1 ist sclieraatisch der Aufbau der Einrichtung ver- 

 auscliauliclit. Es ist hierbei a die Kamera, h ein scliwaches Objektiv, 

 c der Objekttisch mit einem Kreuzraster von 40 Linienpaaren pro 

 Zentimeter, d ein Flüssigkeitsfilter, e eine Iris, f ein Zeiss scher de- 

 formierter Kondensor nnd g die Lichtquelle, als welche eine Bogen- 

 lampe diente. Der Objekttisch ist mit einem üblichen dreiteiligen 

 Mikrokondensor versehen. 



Die Figuren 2 bis 8 ergeben sieben verschiedene Photogramme 

 des Rasters, wobei an der ganzen Einrichtung und Einstellung nichts 

 weiter geändert wurde als die Öffnung der Iris e. 



] I 



ET 



3=1 



EC 



ja: 



\-4'\ 



d 



f 



i. 



Die Photogramme 7 und 8 sind dadurch entstanden , daß der 

 Lichtkrater während der Belichtung bzw. in dem Augenblick , wo 

 dieselbe erfolgen sollte , seine zentrale Stellung plötzlich veränderte. 



Wenngleich so krasse Unterschiede in der Wiedergabe des Ob- 

 jektes nur selten oder höchstens dann vorkommen können, wenn ein 

 Unkundiger das Instrumentarium in die Hand bekommt, so lehren 

 sie immerhin zur Genüge, mit welcher Vorsicht die mikroskopischen 

 und mikrophotographischen Hilfsmittel benutzt werden müssen, im 

 besonderen, daß Objektiv, Beleuchtungskondensor und Lichtquelle oder 

 Beleuchtungs-Iris in einer ganz bestimmten Beziehung zueinander stehen 

 müssen, wenn die Arbeit oder Untersuchung dasjenige ergeben soll, 

 was sie zu ergeben hat. 



[Eingegangen am 3. April 1917.] 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. 33, 4. 



23 



