33, 4. Eversheim: Aus optischen und mechanischen Werkstätten X. 357 



blaues Licht und wenig Wärmestralilen , daher weißeres Licht bei 

 guter Ökonomie. 



Der Mikroskopiker benutzt die NERNSx-Lampe mit Vorteil zur 

 Beleuchtung des Mikroskoptischchens oder der zu untersuchenden 

 Objekte, wenn es sich lediglich um helles Licht handelt. Nicht 

 selten aber stellt sich die Aufgabe, fluoreszierende oder phosphores- 

 zierende Körperchen zu untersuchen, wozu ultraviolettes Licht (Wellen- 

 länge < 300 fA/x) notwendig wird. Dazu reicht das Licht der Nernst- 

 Larape nicht aus, da deren Strahlung an der Grenze des ultravioletten 

 Lichtes stark abnimmt. Hier bedient man sich der Bogen lamp e, 

 indem der Bogen entweder zwischen Kohleelektroden mit Eisen- 

 docht oder im Vakuum im Quecksilberdampf erzeugt wird. Eine 



3. 



Lampe der erstgenannten Art veranschaulicht Figur 1, Fabrikat der 

 Firma Leitz in Wetzlar. Die Konstruktion der Bogenlampe mit Hand- 

 regulieruug ist bekannt-^, erwähnt sei nur, daß die Lampe auf eine 

 Stromstärke von 4 bis 5 Ampere einreguliert werden muß. L^m das 

 störende sichtbare Licht zu entfernen, besitzt die Lampe im vorderen 

 Teil ein Absorptionsgefäß , das mit Nitrosodimethylanilin und einer 

 Kupfersulfatlösung gefüllt ist : sehr vorteilhaft ist auch ein „Hart- 

 MAXNSches Filter" der Firma Zeiss in Jena. Die Lampe kann auch 

 ohne Ultraviolettfilter als künstliche Beleuchtung bei mikroskopischen 

 Arbeiten benutzt werden, wie dies die Figur 2 vor Augen führt. 



Äußerst reich an ultraviolettem Licht ist die Quecksilberdampf- 

 Quarzbogenlampe , die nicht allein zur Beleuchtung mikroskopischer 

 Objekte benutzt wird, sondern auch ihrer strahlenden Eigenschaften 

 wegen zu solchen Untersuchungen herangezogen wird , die sich mit 



1) Vgl. diese Zeitschr. Bd. 33, 191G, p. 44. 



