Band 37. Heft 1. 



Vom Polarisationsmikroskop und seiner An- 

 wendung. 



Ein Sammelreferat 



von 



Prof. Dr. W. .T. Schmidt 



in Bonn. 



Hierzu neun Textabbildungen. 



Inhaltsübersicht. 



Das Polarisationsmikroskop in der Biologie S. 1 ; Bechers Arbeiten am 

 Echinodermenskelett S. 3; Zerstreuungspolarisatoren S. 5; Astigmatismus 

 des Tubusanalysators S. 5; IV. Auflage von Weinschenk s Polarisations- 

 mikroskop S. 12; WÜLFiNGS neues Polarisationsmikroskop S. 14; Stativ S. 14; 

 Feinbewegung und ihre Kontrolle S. 14; Objekttisch S. 16; Polarisationsein- 

 richtung S. 16; Objektive und Okulare S. 17; Prüfung der Objektive auf 

 Spannungserscheinungen S. 18; Gesichtsfeld- und Aperturblenden bei mikro- 

 skopischem und teleskopischem Strahlengang S. 18; Winkels Awi- System 

 1917 und dazu gehöriger Kondensor S. 18; Beleuchtung bei konoskopischen 

 Untersuchungen S. 19; Wülfings Glimmerapertometer S. 20; Polarisations- 

 mikroskope von R. Winkel, Göttingen S. 21 — von W. u. H. Seibert, 

 Wetzlar S. 22 — von E. Leitz , Wetzlar S. 24 — von C. Reichert, Wien S. 26 ; 

 Max Bauers Polarisationsinstrument (Leitz) S. 27 ; Erich Kaisers Demon- 

 strationsmikroskop (Leitz) S. 28; Bereks Demonstrationsapparat für polari- 

 siertes Licht (Leitz) S. 30; Wülfings Mikroprojektionsapparat (R. Winkel) 



S. 30; Nachtrag S. 32— 35. 



Das Polarisationsmikroskop, in der Mineralogie (Petro- 

 graphie) längst ein unentbehrliches Werkzeug und auch für die 

 Chemie von stets wachsender Bedeutung, hat in den biologischen 

 Wissenschaften noch nicht die allgemeine Wertschätzung erlangt, die 

 ihm zukommt. Auch heute noch scheint mir der Hauptgrund für 

 seine beschränkte Anwendung auf dem letztgenannten Gebiet das 



Zeitschr. f. wisa. Mikroskopie. 37, 1. 1 



