37,1. Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 5 



des Polarisationsmikroskops wesentlich beigetragen hat. Dabei sei 

 noch einmal betont , daß die zur Lösung solcher Fragen nötigen, 

 polarisationsoptischen Kenntnisse nur den Grundstock der mineralo- 

 gischen Methodik darstellen, der verhältnismäßig leicht und in kurzer 

 Zeit zu erlernen ist. 



Bechers Untersuchungen haben aber auch die Polarisations- 

 optik nach zwei Seiten hin bereichert. Wie ein Stück Kalkspat, 

 so zerlegt auch eine aus Echinodermenkalk geschnittene Platte einen 

 in geeigneter Richtung eintretenden Lichtstrahl in zwei linear polari- 

 sierte, deren Scliwingungsebenen aufeinander senkrecht stehen. In- 

 folge der Gerüststruktur der Skelettstücke erfährt aber jeder Strahl 

 beim Ein- und Austritt an jedem Skelettbalken Reflexion und Brechung, 

 so daß ein geradliniger Durchtritt des Lichtes unmöglich ist und bei 

 genügender Dicke einer solchen Platte das Licht nach allen Seiten 

 zerstreut wird ; daher ist eine derartige Platte undurchsichtig, obwohl 

 jeder Balken für sich vollkommene Durchsichtigkeit besitzt. Wenn 

 man jedoch eine solche Platte mit einer Flüssigkeit vom Brechungs- 

 index etwa des extraordinären Strahles durchtränkt und damit für 

 i h n den Unterschied der Refraktion von Balkensubstanz und Zwischen- 

 raumfüllung beseitigt, so bewegt sich der extraordinäre Strahl in dem 

 Skelettstück wie in einem optisch homogenen Medium geradlinig, 

 der ordinäre Strahl dagegen wird durch vielfältig wiederholte Re- 

 flexion uüd Brechung an den Gerüstbalken beseitigt. So stellt 

 eine derartig behandelte Platte einen Polarisator dar, der linear pola- 

 risiertes Licht liefert, bei dem aber nicht wie im Nico Ischen Prisma 

 die Isolierung der beiden aufeinander senkrecht schwingenden Kom- 

 ponenten durch Totalreflexion , sondern durch Zerstreuung der 

 einen erfolgt; nach dieser neuen Art der Vernichtung der einen 

 Lichthälfte hat Becher^ seine Polarisatoren Zerstreuu n<g- s p 1 a r i - 

 satoren genannt. Hinsichtlich der Vorteile und Nachteile und des 

 dadurch bestimmten Anwendungsbereiches, sowie in betreff der prak- 

 tischen Ausführung solcher Zerstreuungspolarisatoren muß ich auf die 

 Originalarbeit verweisen; über den letzten Punkt gibt auch P. Mayers 

 Referat in dieser Zeitschrift (Bd. 35, S. 257) Aufschluß. 



Becher'^ hat ferner einen bis dahin kaum beachteten Fehler, den 

 Astigmatismus des (Tubus) n i c 1 s , durch den „im Vergleich 

 zu dem hohen Korrektionszustand fast aller übrigen modernen optischen 

 Instrumente die Strahlenvereinigung im Polarisationsmikroskop in 

 einem unerhört mangelhaften und unwürdig schlechten Zustand gelassen 

 worden ist" , genau untersucht und die Wege zu seiner Beseitigung 

 gewiesen. Die Abhandlung, über die bereits F. P. Liesegang in dieser 



^) Über eine auf die Struktur des Echinodermenskelettes gegründete 

 neue Methode zur Herstellung von polarisiertem Licht (Zool. Anz. Bd. 44, 

 S. 122, 1914). 



^) Über den Astigmatismus des Nicols und seine Beseitigung im Polari- 

 sationsmikroskop (Ann. d. Physik [4. Folge] Bd. 47, S. 285, 1915). 



