37, 1. Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 15 



Ordnung der Teile jener von Berger -Zeis§ an, doch wurde das Aus- 

 maß der Teile so getroffen, daß bei einer Umdrehung der Mikro- 

 meterschraube eine Tubusbewegung von 0*1 mm bewirkt wird und 

 somit jeder Teilstrich an der hundertteiligen Skala der (rechten) 



Fig. 3. Polarisationsmikroskop nach E. A. WltlfiNg, ausgeführt 

 von R. Winkel, Göttingen. 



Griffschraube genau den Wert von 1 fi, besitzt (zehntel ^t 

 lassen sich noch abschätzen). Ein solcher Anschluß an das Dezimal- 

 system ist konsequenter als Mikrometerschraubenköpfe mit 100 Teil- 

 strichen von einem Intervall = 2 ^, oder 50 Teilstrichen, deren jeder 

 4 fi gilt, oder gar mit 40 Teilstrichen zu je 1 //. (WtJLFiNG sagt 



