16 Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 37,1. 



[S. 19]: „Aus allen solchen unpraktischen Einteilungen und Nume- 

 rierungen kann man erkennen , daß diese Mikrometervorrichtungen 

 eigentlich nur zur Einstellung auf Bildschärfe benutzt und damit 

 selten wirkliche Messungen ausgeführt werden.") Die ganzen Um- 

 drehungen der Mikrometerschraube werden am linken Griffkopf durch 

 ein von ihm bewegtes Zahnrädchen mit Teilung gezählt. 



Zur genauen Auswertung oder Kontrolle der Fein- 

 bewegung empfiehlt WIjlfing ein Objektmikrometer mit Wachs 

 auf das Okularende des Tubus zu kitten, so daß die Skala in Richtung 

 der Feinbewegung weist und dann auf diese Skala ein anderes Mikro- 

 skop (mit eingelegtem Fadenkreuz) zu richten. Setzt man nun die 

 Feinbewegung des zu prüfenden Instrumentes in Tätigkeit, so ver- 

 schiebt sich das Bild der Skala im Gesichtsfeld des zur Beobachtung 

 benutzten Mikroskops und man kann so unmittelbar die hier abgelesene 

 wirkliche Verschiebung mit der entsprechenden Drehung an der zu 

 prüfenden Mikrometerschraube vergleichen. 



Der kreisförmige, (auch durch Feinbewegungsschraube) drehbare 

 Tisch des WüLFiNGSchen Instrumentes von 110mm im Durchmesser 

 besitzt eine Gradteilung mit Nonius , die zehntel Grade abzulesen 

 gestattet. Auf ihm kann ein K r e u z s c h 1 i 1 1 e n t i s c h — bei jeder 

 Stellung seiner Schraubenköpfe und Schlittenstücke vollkommen dreh- 

 bar — angebracht und durch Lösung einer einzigen Schraube gegen 

 einen einfacheren Objektführapparat ausgewechselt werden. 

 WüLFiNG macht den praktischen Vorschlag, die Metallwinkel an den 

 Objektführapparaten , die zum Festhalten des Objektträgers dienen, ' 

 beiderseits mit Anlegebacken zu versehen, so daß der rechte und 

 linke gegeneinander austauschbar sind und damit auch kleinste Formate 

 von Objektträgern zu fassen vermögen. 



Der Beleuchtungsapparat aus (Plan- und Hohl-) Spiegel, 

 Polarisator, Kondensor mit Irisblende bestehend, ist derart eingerichtet, 

 daß der Polarisator und Kondensor jeder für sich oder aber zu- 

 sammengekuppelt zur Seite geschlagen werden können und so Be- 

 leuchtung ohne Polarisator und Kondensor, oder mit beiden, oder 

 nur mit einem von beiden möglich ist. 



Eine Einrichtung zum seitlichen Ausklappen des 

 Kondensors sollte bei allen Mikroskopen mit AsBEschem Be- 

 leuchtungsäpparat erstrebt werden, da die Benutzung eines Kondensors 

 (auch Dunkelfeldkondensors) als Immersionskondensor (bei eingestelltem 

 Präparat) sonst nur in umständlicher Weise zu erreichen ist. H o c h - 

 und Tiefstellung der Beleuchtungseinrichtung erfolgt durch eine 

 Schneckenschraube wie bei allen Winlel sehen Stativen. 



Der Polarisator des Wülfing sehen Instrumentes besteht aus 

 einem dreiteiligen, mit Leinöl gekitteten Ahrens sehen Polarisations- 

 prisma mit geraden Endflächen nach Ritter - Frank , von acht- 

 eckigem Querschnitt, um überflüssige Ausladungen und zu große 

 Fassungen zu vermeiden. Seine wirksame Breite beträgt 18\5 mm. 



