37,1. Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 19 



nämlich die exakte Bilderzeugung, hier gar nicht besonders zur Gel-' 

 tung kommt, so ist es begreiflich, daß die Konstruktion von 

 besonderen Achsenwinkelsystemen, an der nur die kleine 

 Zahl der Mineralogen und Petrographen interessiert ist , rückständig 

 geblieben ist. Nach einem Überblick über die bisherigen Achsen- 

 winkelsysteme , deren Hauptmängel ein zu geringer Objektabstand 

 und so schlechte Bilderzeugung ist, daß ein genaues li^instellen der 

 kleinen petrographischen Objekte nicht mehr möglich ist , beschreibt 

 WüLFiNG ein neues System zur Beobachtung der Achsen- 

 bilder („A wi"-System = Achsen- Winkel-Immersions-System), das 

 unter Vermeidung der genannten Fehler auf seine Anregung von der 

 Firma R. Winkel in Göttingen hergestellt wird ; seine Konstruktion 

 erfolgte nach Angaben des Herrn Albert Winkel und Berechnungen 

 des Herrn Dr. Arthur Ehrnighaus. Dieses Awi-System 1917 hat 

 eine Äquivaleutbrennweite von 3*7 mm, eine numerische Apertur von 

 1'52 und besteht aus 3 Gliedern, von denen die Frontliuse eine ein- 

 fache Überhalbkugel , die beiden folgenden Doppellinsen sind. Sein 

 freier Objektabstand beträgt 0*3 mm, so daß man selbst bei recht 

 dicken Deckgläsern sehr bequem arbeiten und infolge der besseren 

 Optik auch Bilder erhalten kann, die ein gutes Erkennen und Ein- 

 stellen auch kleiner Objekte ermöglichen. (Dabei darf man selbstver- 

 ständlich nicht einen Vex'gleich mit achromatischen oder apochroma- 

 tischen Objektiven ziehen , da ja das Awi - System eigentlich nicht 

 zur Bilderzeugung gebaut ist.) Die volle Ausnützung des Systems 

 hängt vom Kondensor, von der richtigen Dicke der Präparate und vom 

 Brechungsindex der Immersionsflüssigkeit ab. 



Der zum Awi-System gehörige K ondensor besteht aus 

 3 einfachen Linsen von hochbrechendem Glas : einer überhalbkugeligen 

 Frontlinse, einem Meniskus und einer dritten bikonvexen Linse ; seine 

 Äquivalentbrennweite = 5'9 mm; der Brennpunkt liegt l'l mm über 

 der Frontlinse, deren Brechungsexponent bei Na -Licht zu 1*6725 

 bestimmt wurde; die Num. Ap. = 1*50. Da ein Ersatz der gewöhn- 

 lichen Objektträger (n = 1'522) durch hochbrechende Gläser um- 

 ständlich und kostspielig ist, auch die Objekte gewöhnlich in Balsam 

 (n = 1*537) eingebettet sind, so empfehlen sich als Immersions- 

 flüssigkeiten für Objektive [und Kondensor] Wasser bis zu 

 einer Num. Ap. von 1*29, darüber hinaus Xylol (u = 1*4943), das 

 eine Apertur von 1*46 auszunützen gestattet und Mouochlorbenzol 

 (n = 1*5244) bei einer num. Apertur von 1*47 , das sich bequem 

 von Objektiv und Präparat entfernen läßt. Die volle Ausnützung der 

 Apertur des Awi -Systems setzt natürlich Objektträger, Deckglas, 

 Einbettungs- und Immersionsmittel (Monobromnaphthalin : n = 1*6577) 

 von entsprechend hohem Brechungsiudex voraus. 



Als Lichtquelle für konoskopische Beobachtung maximaler 

 Aperturen empfiehlt Wülfing nicht zu breite Bunsenflachbrenner , in 

 die eine 3 mm große Öse eines ^/g mm dicken Platindrahtes zur Auf- 



2* 



