20 Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 37,1. 



nähme einer Sodaperle hineingehalten wird. Das Licht einer solchen, 

 etwa in 60 cm Entfernung vom Mikroskop aufgestellten Flamme, wird 

 durch eine große Beleuchtungslinse (Winkel sehe Linse von 6 cm 

 Öffnung und 11 cm Brennweite oder LEixzsche von 10 cm Durch- 

 messer und 15 cm Brennweite) auf den Spiegel mit Hilfe eines Papier- 

 blattes ausgerichtet. Dabei gewinnt man eine gleichmäßige Beleuchtung 

 des ganzen Gesichtsfeldes durch Einschaltung einer feinen Mattscheibe 

 zwischen Polarisator und Kondensor. 



Schließlich sei noch auf WtJLFiNGS Anweisung zur Herrichtung 

 des Instruments zum Gebrauch (Justierung der acht wichtigsten Achsen 

 des Polarisationsmikroskops) und auf das ausführliche Kapitel über 

 die Mallard sehe Konstante und Form der Brennfläche starker Objek- 

 tive aufmerksam gemacht. Preis des Wülfing sehen Stativs 1000 Mark 

 + 200 Prozent Aufschlag (Schrank dazu 75 M.), Awi-System 200 M., 

 Kondensor dazu 100 M. (ohne jeden Aufschlag). 



E. A. WüLFixG^ macht uns auch mit einer einfachen Methode 

 zur Bestimmung der Aperturen von Mikroskopobjek- 

 tiven bekannt, die auf der Beobachtung der (als Marken die- 

 nenden) Lemniskatenscheitel beruht , die ein dünnes Spalt- 

 plättchen von Muskovit im konvergenten polarisierten 

 Licht zeigt. Bei der Güte der Spaltbarkeit des Glimmers und bei 

 der Homogenität seines Aufbaues kann nämlich ein solches Blättchen 

 in erheblicher Ausdehnung verschoben werden, ohne daß eine Ände- 

 rung der Lage der Cassini sehen Kurven eintritt. Die dabei voraus- 

 gesetzte vollkommene Parallelität der Blättchen erreicht man ganz 

 auffallend leicht , indem man die Spaltung einer dickeren Glimmer- 

 tafel nur ara Rande mit einem feinen Taschenmesser beginnt und 

 alsdann unter Wasser fortsetzt. Dabei saugt sich nämlich beim 

 weiteren Eindrücken des Messers das Wasser vor der Messerschneide 

 zwischen die beiden Blätter ein und bewirkt eine sehr regelmäßige 

 Trennung der Tafel. (Geeignetes Ausgangsmaterial bieten die Glimmer- 

 platten, die in Eisenhandlungen für Dauerbrandöfen vorrätig gehalten 

 werden.) Solche Blättchen von etwa ^/^q mm Dicke , die zwischen 

 gekreuzten Nicols in parallelem Licht Gelb bis Rot I. Ordnung zeigen, 

 bettet man zur Konservierung und Erhöhung ihrer ebenen Beschaffen- 

 heit zwischen Gläser in Kanadabalsam ein und wertet ihr Interferenz- 

 bild' im Achsenwinkelapparat aus. Ein derartiges Präparat zeigt 

 zwischen den Hyperbelästen keine Lemniskatenbögen.; aber jenseits 

 der optischen Achsen folgen in reicher Fülle scharf definierte Lemnis- 

 katenscheitel, die den Bereich der Aperturen von 0*5 bis 1*5 um- 

 fassen und im gegebenen Fall abzuzählen sind. Bei kleineren Aper- 

 turen als 0'5 muß man wesentlich dickere Präparate verwerten. 



^) WtJLFiNG, E. A., Ein neues Apertometer (Sitzungsber. Heidel- 

 berger Akad. Wiss., math. -naturwiss. Kl., Abteil. A, Jahrg. 1917, 2. Abteil, 

 13 Ö.). 



