24 Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 37.1. 



Seiberts „Neues Polarisationsmikroskop 10", kurz 

 vor dem Kriege konstruiert und seither in der Ausarbeitung einzelner 

 Teile noch vervollkommnet, ist ein Instrument, das hohen Ansprüchen 

 genügt: weit ausladendes und so für Nebenapparate Raum bietendes, 

 umlegbares Oberteil, durch Zahn und Trieb einstellbares Auszug- 

 tubus mit Millimeterteilung, Bertrand -Linsö, drehbarer Tubus- 

 analysator mit Korrektionslinse, Aufsatz analysator mit Teil- 

 kreis und Nonius, Objektivzentrierkopf, drehbarer mit Grad- 

 teilung und Nonius versehbarer Tisch, dessen Stellung durch Schraube 

 fixiert werden kann, dreilinsiges durch Schneckenschraube vertikal ver- 

 stellbares Kondensorsystem mit Irisblende, dessen obere 

 Linse zur Seite geklappt werden kann; Polarisa tor, der durch 

 Drehung um eine horizontale Achse seitlich und nach unten ausgeklappt 

 werden kann (Preis470M. -f- lOO^/o Teuerungszuschlag). Als klei- 

 neres Instrument empfiehlt sich bei Seibert durch geschmack- 

 volle Form und praktische Einrichtung 10 C (Fig. 5). 



Wie bei den genannten Firmen so macht sich auch bei E. Leitz 

 in Wetzlar das gesunde Bestreben bemerkbar, die Zahl der Stativ- 

 typen einzuschränken; so werden im Preisverzeichnis 1915 „Polari- 

 sationsmikroskope mit weitem Gesichtsfeld" nur zwei Stative angeführt, 

 beide mit seitlicher Mikrometerschraube und zwar CM — s. Fig. 6 — 

 (Preis 660 M. -|- 100 ^'/q Teuerungszuschlag, einschließlich Zweiblenden- 

 kondensor N.A. 0*85 und Objektivzangenwechsler mit drei zentrierbaren 

 Einsatzringen) mit der bekannten endlosen Leitz sehen Mikrometerbe- 

 wegung (1 Intervall der Teilung = 0"002 mm), GM (Preis 460 M. 

 -|- 100^/q Teuerungszuschlag, einschließlich Kondensor und Wechselvor- 

 richtung für die Objektive) mit der neuen Kugelmikrometerschraube 

 (1 Intervall = 0"005 mm). Außerdem unterscheiden sich die beiden 

 Instrumente durch die Lagerung des Tubusanalysators und Bewegung 

 der BERTRAND-Linse, die beim kleineren (GM) freihändig erfolgt; 

 ferner wird nur zum Stativ CM ein Aufsatzanalysator regelmäßig 

 geliefert. 



Bei beiden Instrumenten ist das Stativ (vgl. Fig. 6) größer als 

 bisher, der Tubus erweitert, das Gesichtsfeld durch Anwendung 

 von Okularen mit etwa 30 mm freier Öffnung ungefähr auf das Doppelte 

 gesteigert; die BERTRAND-Linse zentrierbär, vertikal verschiebbar und 

 mit Irisblende zur Verkleinerung des Gesichtsfeldes bei konosko- 

 pischer Betrachtung versehen, der Tu busanalysator mit Korrektions- 

 linse ausgestattet (bei Stativ CM außerdem um 90° drehbar und mit 

 Ablesung von 5 zu 5*^). 



Mit Hilfe eines in den weiten Tubus einhängbaren Zwischen- 

 stückes können auch die gewöhnlichen Okulare benutzt und in diesem 

 Falle die BERTRAND-Linse durch eine andere von passender Brenn- 

 weite ersetzt werden. Die Befestigung der Objektive am 

 Tubus erfolgt durch Zangenwechsler , deren jeder mit Hilfe von 

 Schraubenschlüsseln genau zentriert wird, so daß beim Wechseln des 



