37,1. Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 25 



Objektives keine Zentrierung nötig ist (es fehlt also der Zentrierkopf 

 am Tubus). 



Die gesamte Beleuchtungseinrichtung kann durch Zahn 

 und Trieb gehoben und gesenkt werden. Sie wird in drei Aus- 

 führungen geliefert: l) alsZweibleudenkondensor nach Berek 



Fig. 6. 



Stativ CM von E. Leitz, Wetzlar. 



(Preis 160 M.), N. A._^ 0'85 mit verringerter Aberation aus einem 

 verkitteten unteren Linsen teile und einem oberen, drei- 

 linsigen Klappteil, das auch bei höchster Stellung das Be- 

 leuchtungssystem durch seitlichen Knopf rasch ein- und ausgeschaltet 

 werden kann. Über dem unteren Linsenteil ist eine Apertur - 

 Irisblende angebracht, eine zweite Gesichtsfeld blende un- 

 mittelbar unter dem Ahrens- Prisma, das als Polarisator dient 



