26 Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 37,1. 



(vgl. über die Blende S. 18 u. 34). Beim Übergang von orthoskopischer, 

 zu konoskopischer ßeleuchtungsart vertauschen die beiden Blenden 

 ihre Wirkungsweise. Wird beim Gebrauch schwacher Objektivsysteme 

 das Klappteil ausgeschaltet, so wirkt die Irisblende unter dem Polari- 

 sator (bei orthoskopischer Beleuchtung) als Aperturblende. Um die 

 Fokusditi'erenz der im Hauptschnitt und senkrecht zu ihm gebrochenen 

 Strahlen möglichst zu beseitigen, ist über dem Polarisator eine Zy- 

 linderlinse angebracht. 2) Der dreillnsige Kondensor N. A. 1*20 

 (Preis 125 M.) besteht aus einem oberen zweilinsigen Klappteil und 

 einem unteren Linsenteil mit darunter befindlicher Apertur-Irisblende. 

 Polarisator wie vorhin (aber ohne zweite Irisblende). 3) Die gleiche 

 Ausführung "wie 2) aber (au Stelle des Ahrens- Prismas) mit Nicol- 

 schem Prisma (Preis 80 M.). Zu allen drei Formen kann das Klapp- 

 teil durch einen zweilinsigen „Zusatzkondensor" N. A. 1*3 bis 1*4 

 ersetzt werden (Preis 28 M.). 



C. Reichert in Wien hat seit dem Erscheinen des letzten Preis- 

 verzeichnisses über mineralogische Mikroskope (1911) eine Reihe von 

 Verbesserungen , Änderungen und Neukonstruktionen vorgenommen, 

 über die im folgenden großenteils auf Grund schriftlicher Mitteilungen 

 der Firma berichtet wird. Das mineralogische Mikroskop MO (auch 

 abgebildet bei Weinschenk a. a. 0.), dessen Mikrometerschraube samt 

 Objektivzange auf dem Tisch befestigt ist, so daß beim Drehen des 

 Tisches stets die gleiche Präparatstelle im Drehungszentrum bleibt, 

 wird nicht mehr angefertigt ; das gleiche gilt von dem aufsetzbaren 

 Kurzschlittentisch älterer Bauart, neben dem schon damals ein für 

 mineralogische Bedürfnisse zweckmäßigerer „Neuer Kurzschlittentisch" 

 geliefert wurde. Die Mikroskope MI, MII, MIII führen jetzt sämt- 

 lich als Polarisatoren Ahrens sehe Prismen (Durchmesser bis zu 

 20 mm) ; als Tubusanalysatoren dienen ebenfalls Prismen mit ge- 

 raden Endflächen. Auf Wunsch werden die Instrumente mit Okularen 

 mit erweitertem Gesichtsfeld ausgestattet. Bei den Stativen MI und 

 MIII ist auch der Polarisator mit Gradeinteilung versehen; bei Achsen- 

 winkelmessungen nach Becke (Zeichentischmethode) wird daher nicht 

 wie bisher Mikroskop- und Zeichentisch gedreht, sondern Präparat 

 und Zeichentisch bleiben, unverändert und dafür wird die Polarisations- 

 einrichtung gedreht. Wülfings oben erwähnte Anregungen betreffend 

 Korrektion der Bertrand- Linsen haben bei den Neukonstruktionen 

 Beachtung gefunden. Auch liefert Reichert seit Anfang 1919 ein 

 „Awi-System" mit einer numerischen Apertur von 1*52, das dem Vor- 

 schlag WIjlfings folgend soweit korrigiert ist, daß es zur Einstellung der 

 Objekte brauchbar ist. (Äquivalentbrennweite in Luft 2.2 mm, in a-Mono- 

 bromnaphthalin 3*7 mm.), dazu Spezialkondensoren mit einer num. 

 Apertur von über 1*50. Zur vollen Ausnützung der Apertur kommen 

 Objektträger von 0*6 mm Dicke aus hochbrechendem Flintglas und 

 als Immersionsflüssigkeit a-Monobromnaphthalin in Verwendung. End 

 lieh sei noch auf das nach Angaben von C. Doelter (Sitzber. Kais. 



