37, 1. Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 29 



gedreht. Weil die synchrone Drehung der Nicols ein geringes Schlagen 

 des Bildes verursacht, das bei der Projektion — ■ nicht aber bei 

 subjektiver Betrachtung — unangenehm auffällt, so projiziert man 

 besser mit einem in eine Feder einzusetzenden Hutnicol. Für die 

 Benutzung des Instrumentes ist zu beachten , daß unter starken 



fe.5'o7/ 



Fig. 8. Demonstrationsmikroskop nach Erich Kaiser, ausgeführt 



von E. Leitz, Wetzlar. 



Objektiven (Achsenbilder!) nur Präparate annähernd gleicher Dicke 

 bequem Anwendung finden können, da sonst beim Drehen des Tisches 

 leicht ein Präparat verschoben werden kann. 



In diesem Zusammenhang sei schließlich noch einiger Mikro- 

 projektionsapparate für polarisiertes Licht, und zwar 



