30 Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 37,1. 



zunächst des sehr vielseitig verwendbaren Demonstrationsappa- 

 rates für polarisiertes Licht von M. Berek^ (Leitz) gedacht, 

 der sich an den bekannten Edingeu scheu Projektionsapparates anlehnt. 

 Er gestattet außer mikroskopisch er Projektion in gewöhn- 

 lichem und polarisiertem Licht auf horizontaler oder vertikaler 

 Fläche, Projektion von Über sieht s bildern bis zu 24 mm Objekt- 

 größe (Demonstration von Doppelbrechung und Polarisation an größeren 

 Kristallplatten und -keilen), Projektion von Diapositiven bis zum 

 Format 9X12 einschließlich , mikrophotographische Auf- 

 nahmen bei beliebiger Vergrößerung, Herstellung von Zeichnungen. 

 In letzter Zeit hat der Apparat noch einige Vervollkommnungen er- 

 halten , so ein total reflektierendes Prisma, das auch bei 

 vertikaler Stellung der Säule in horizontaler Richtung zu projizieren 

 gestattet , was für flüssige Objekte , Refraktionsbestimmungen nach 

 Schröder van der Kolk oder bei Anwendung großer auf den Tisch 

 gesetzter Nebenapparate wünschenswert ist, ferner einen Vertikal- 

 illuminator zur Projektion undurchsichtiger Objekte (s. Nach- 

 trag 1919 a. a. 0.). 



E. A. WtJLFiNG^ hat schon vor längerer Zeit über einen Mikro- 

 projektionsapparat berichtet, den R. Winkel, Göttingen, nach seinen 

 Angaben herstellt. Seine Abhandlung enthält ausführliche, allgemein 

 interessierende Auseinandersetzungen über die Abhängigkeit der Bild- 

 helligkeit von der Größe und spezifischen Helligkeit der Licht- 

 quelle, von dem Abstand und den Eigenschaften der Proj ektions- 

 f 1 ä c h e , von der Beschaffenheit der Beleuchtungslinsen, betreffs derer 

 im einzelnen auf das Original verwiesen werden muß. Hier sei nur 

 aus den Ergebnissen hervorgehoben, daß bei starken Vergrößerungen 

 die Bildhelligkeit bei Anwendung einer 30-AMPERE-Lampe nicht größer 

 als bei einer 5 -Ampere -Lampe ist, weil mit der stärkeren Vergröße- 

 rung das zu beleuchtende Objekt immer kleiner wird und weil mit 

 der Konzentration des Lichtes die Apertur der Strahlen so groß 

 wird , daß sie von den Objektiven nicht aufgenommen werden kann. 

 Als besten Kollimator empfiehlt Wülfing die teilweise a sphärisch 

 begrenzte und dadurch aplanatische Linse von Zeiss, als schwächstes 

 Objektiv ein Fernrohrobjektiv von Steinheil mit 100 mm Äquivalent- 

 brenuweite, als nächstes ein ZEisssches Tessar von 50 mm Äqui- 

 valentbrennweite und 16^ Öffnuugswinkel, dann entweder ein Mikro- 

 luminar oder Apochromat 25 mm von Winkel oder Zeiss' Objektiv aa 

 von 26 mm Äquivalentbrennweite, für die nächste Stufe einer etwa 550- 

 fachen Vergrößerung ein 13 mm Fluoritsystem von R. Winkel. Noch 



^) Mineralogischer Demonstrationsapparat in : Zentralbl. f. Min., Geol. 

 u. Paläont. Jahrg. 1913, S. 181; auch als Mitteilung aus den Leitz- Werken 

 1913; hier mit Nachtrag 1919. 



^) WiiLFiNG, E. A., Über Projektion mikroskopischer Objekte ins- 

 besondere in polarisiertem Licht (Sitzungsber. Heidelberger Akad. Wiss., 

 math.-naturw. Kl., Jahrg. 1911, 38. Abb.). 



