37,1. Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 



31 



stärkere Vergrößerungen erhält man bei Verwendung stärkerer Oku- 

 lare (Komp. Okulare 1,3,5) mit den Mikroskopobjektiven. Die so er- 

 zielten Vergrößerungen schwanken bei einem Schirmabstand von 7 m 

 von der Lichtquelle zwischen 70 und 3520. Sie lassen sich in an- 

 genehmster Weise gegeneinander auswechseln, da nicht nur die Ob- 



bJo 



j aktive sondern auch die verschiedenen für sie bestimmten Kon- 

 densoren und die Okulare an Revolvervorrichtungen 

 ein- und ausgeschaltet werden können (Fig. 9). Indem der Okular- 

 revolver eine leere Öffnung aufweist vom Durchmesser des (weiten) Mikro- 

 skoptubus, kann auch ohne weiteres von der Projektion mit Objektiv und 

 Okular zu solcher mit Objektiven allein übergegangen werden. Der 

 Analysator ist im Tubus ausschiebbar angebracht, die optische Bank 



