32 Schmidt: Vom Polarisationsmikroskop und seiner Anwendung. 37,1. 



trägt auf umlegbaren Säulen die Vorrichtungen für paralleles und 

 konvergentes Licht, die abwechselnd in Tätigkeit treten können und 

 den Polarisator. 



Nachtrag. 



Während der Drucklegung des vorstehenden Aufsatzes erschienen 

 einige Verötfentlichungen , auf die wenigstens kurz hinzuweisen ich 

 nicht versäumen möchte. Das neue Preisverzeichnis von E. Leitz 

 in Wetzlar „Polarisationsmikroskope und Projektions- 

 apparate für polarisiertes Licht" (1920) führt außer den 

 oben genannten Stativen CM und GM noch zwei weitere , AM (von 

 besonders großem Ausmaß) und KM (ein einfacher ausgerüstetes 

 Stativ vom gleichen Typus wie GM) mit erweitertem Gesichts- 

 feld an, ferner die Stative VIM und „Einfaches Demonstrationsmikro- 

 skop" mit normalem Sehfeld und ein Instrument mit synchroner 

 Nikoldrehung, das letzte inbesonders für die Fjodoroffmethode be- 

 stimmt. Die oben (S. 25) erwähnten verschiedenen Formen der Beleuch- 

 tungsapparate für Polarisationsmikroskope werden an Hand von Bildern 

 eingehender erläutert. Inbetreff des anastigmatischen Tubus- 

 n i k 1 s und der Vorrichtung zur Beobachtung der ko n o s k o - 

 pischeu Interferenzbilder kleinster Mineralteile ver- 

 weise ich auf die unten genannten Arbeiten von Berek. Der Eindruck, 

 den wohl jeder Sachkundige beim Durchblättern dieses neuen Preis- 

 verzeichnises gewinnt , ist , daß Leitz eine führende Stellung in der 

 Anfertigung von Polarisationsmikroskopen errungen hat. 



M. Berek gibt in zwei kurzen aber inhaltsreichen Aufsätzen^ 

 eine Erweiterung und Vertiefung der oben besprochenen Arbeit von 

 S. Becher über den Astigmatismus des Pol.-Mikroskopes , indem er 

 einerseits auch konoskopische Beobachtungsweise berücksich- 

 tigt , anderseits eine allgemeine Theorie der astigmatischen Bild- 

 fehler im Polarisationsmikroskop entwickelt. Eingangs wird betont, 

 daß nicht das Farbenspiel der Interferenzfarben die Beobachtung im 

 Polarisationsmikroskop (mit Tubus analysator) so ermüdend macht, 

 sondern der durch den Astigmatismus erzwungene (also auch bei Aus- 

 schaltung des Polarisators d. h. bei mangelnden Interferenzen vorhandene) 

 ständige Akkommodationswechsel. Da diese Störungen nun 

 bei schwachen Systemen sich in höherem Maße zeigen als bei star- 

 ken, so hält Berek ihre Beseitigung auch für petrographische Arbei- 

 ten, die — verglichen mit biologischen — nur geringer Vergrößerungen 

 bedürfen, für durchaus erstrebenswert (gegen Wütleing s. o. S. 17). 



^) „Die astigmatischen Bildfehler der Polarisationsprismen" und „Über 

 die Beseitigung der astigmatischen Bildfehler im Polarisationsmikroskop" 

 im Zentralbl. f. Mineralogie usw. Jahrg. 1919, S. 218—224, S. 247— 255, 

 S. 275-284. 



